SÉANCE DU 14 JUIN 



1251 



plusieurs épaisseurs de papier d'amiante. La garniture est fixée par un 

 petit anneau de caoutchouc qui la serre dans une gorge circulaire 

 creusée dans l'ébonite. 



Il ne faut pas employer de garnitures ayant servi, puis ayant séché. 

 Le mieux est de les renouveler, sinon pour chaque sujet, au moins pour 

 chaque séance. Si l'on veut utiliser la même garniture dans plusieurs 

 séances, il faut, dans l'intervalle, conserver les garnitures dans une 

 solution de NaCl au même titre que celle qui a servi pendant l'expé- 

 rience. 



J'ai constaté que la polarisation de mes électrodes est pratiquement 



I. — P, Plaque d'argent; F, Fibre; C, Caoutchouc. 

 II. — E, Tampon d'ébonite ; A, Disque d'argent. 



nulle, pourvu qu'on emploie des solutions de NaCl dans l'eau distillée; 

 dans l'eau de source, il se produit des courants de diffusion et des piles 

 de concentration donnant lieu à de petits courants constants, quand on 

 réunit les électrodes à un galvanomètre par un circuit purement métal- 

 lique. 



Lorsqu'on étudie la polarisation de ces électrodes sans garnitures, on 

 n'a aucun courant de polarisation. Si, au contraire, elles sont garnies, 

 on peut avoir, dans un circuit formé uniquement par les électrodes au 

 contact, des fils métalliques et le galvanomètre, un petit courant de pola- 

 risation inférieur à rnA, 1. Dans les mêmes conditions (courant de 

 5 mA pendant trois minutes) les électrodes ordinaires, en étain, feutre 

 et peau de chamois, donnent une décharge de polarisation dont l'in- 

 tensité initiale'est de 4 à 5 mA. 



Si on étudie comment varie l'intensité pendant le passage du courant, 

 à travers une solution salée, avec, par exemple, une intensité initiale 



