1328 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



respectivement 1 et 100 centimètres carrés comme surface de contact. 



Dans les cas où l'examen électrique ordinaire révèle une R.D. com- 

 plète, qm contraire, les nerfs altérés sont complètement inexcitables et 

 les muscles ne sont excités qu'au moyen de fortes capacités, supérieures 

 à 1 microfarad en général; de plus, la secousse obtenue ainsi présente, 

 aussi bien qu'à l'excitation par courants galvaniques, la lenteur de la 

 secousse, l'inversion des actions polaires, la réaction longitudinale. 



Lorsque la R.D. est partielle, les nerfs sont encore excitables par les 

 fortes capacités, et les muscles par les moyennes capacités (0,1 à 

 1 microfarad, en général). 



Voici donc comment s'expriment les résultats d'un examen électrique 

 ayant pour but la recherche de la R.D., au moyen du condensateur 

 réglable. Chaque nerf ou muscle estsimplementcaractériséparla capacité 

 dont la décharge produit le seuil. Les muscles pour lesquels on obtient 

 une capacité liminaire voisine de 0,02 sont normaux; ceux pour lesquels 

 on obtient un nombre beaucoup plus fort (0,1 à 1 microfarad, en général), 

 mais qui jouissent encore d'une certaine excitabilité indirecte, pré- 

 sentent la/?. D. partielle; enfin, les muscles pour lesquels on obtient 

 une capacité liminaire supérieure à 1 microfarad et une abolition com- 

 plète de l'excitabilité indirecte présentent la R.D. complète. 



Bien entendu, plus le nombre obtenu dans chaque cas est élevé, et 

 plus la R.D. est accusée. On met ainsi en évidence, dans la réaction de 

 dégénérescence, toute une série de degrés que l'ancienne méthode était 

 impuissante à révéler. D'ailleurs, s'il s'agit vraiment de R. D. partielle ou 

 complète, on constate facilement, au moyen des décharges longues, la 

 lenteur de la secousse et l'inversion des actions polaires, signes qui 

 n'apparaissent pas, au contraire, s'il s'agit d'une simple diminution 

 d'excitabilité, comme celle que l'on rencontre dans les myopathies 

 primitives. 



La méthode qui vient d'être décrite, et que j'emploie depuis plusieurs 

 années (1), a été reconnue par Lewis Jones (2) comme préférable à la 

 méthode classique. Cet auteur a constaté, en outre, que, dans certains 

 cas de R.D. complète très accusée, il faut, pour faire apparaître une 

 secousse, allonger encore la décharge des plus fortes capacités en 

 ajoutant une résistance supplémentaire. J'avais aussi observé ce phéno- 

 mène et, pour cette raison, le condensateur à capacité réglable est muni 

 de trois résistances (1.000, 2.000 et 5,000 ohms). J'ai constaté, d'ailleurs, 

 que les résistances sont bien plus efficaces lorsqu'elles présentent une 

 certaine self induction. Ainsi, une bobine à fil fin de 5.000 ohms, à 

 enroulement ordinaire et à noyau de fer, produit des effets beaucoup 



(1) Gluzet. Lyon médical, 26 novembre 1911, 6 juin 1912; Paris médical, 

 avril 1912. 



(2) Lewis Jones. Proceeclings of the Royal Society of med., 1913, vol. VI, p. 49. 



