(89) SÉANCE DU 17 JUIN 1361 



sitif, il est facile de mesurer des diamètres pupillaires supérieurs à 

 4 millimètres. C'est ce que j'ai réalisé dans ce modèle, constitué par une 

 règle métallique, qui présente vingt-huit paires d'orifices, séparées l'une 

 de l'autre par un intervalle de 5 millimètres, et où la distance entre les 

 orifices de chaque paire, qui varie de 2 à 10 millimètres, croît réguliè- 

 rement d'un tiers de millimètre en passant d'une paire à la suivante. 



J'ai ajouté à l'échelle de trous sténopéiques un curseur percé d'une 

 fenêtre, d'une hauteur telle qu'elle ne découvre à la fois qu'une seule 

 paire de trous. Sur la face correspondant à la graduation de l'échelle ce 

 curseur porte un trait de repère, qui permet de déterminer facilement 

 la paire d'orifices sténopéiques encadrée par la fenêtre. L'addition de 

 ce curseur et de son trait de repère est indispensable pour rendre l'ins- 

 trument d'un usage réellement pratique. Au cours de nombreuses expé- 

 riences, j'ai remarqué que, si l'on néglige de les utiliser, il est souvent 

 très difficile de reconnaître la paire d'orifices servant à l'observation des 

 cercles de diffusion. 



Pratiquement, le maniement de ce pupillomètre se fait à la façon de 

 celui d'une règle à skioscopie. Le sujet à examiner amène successivement 

 devant son œil, et dans l'ouverture de la fenêtre du curseur, chacune 

 des paires de trous, en commençant par celle dont les orifices sont le 

 plus rapprochés (1 millimètre). Lorsque la paire de trous placée devant 

 l'œil correspond à un diamètre pupillaire inférieur à celui du patient, 

 les cercles de diffusion de ces orifices empiètent l'un sur l'autre. Si, au 

 contraire, les deux trous se trouvent à une distance supérieure à la 

 largeur de la pupille, les cercles de diffusion sont séparés par un inter- 

 valle obscur. Il n'y a qu'une seule paire d'orifices pour laquelle les 

 cercles de diffusion soient tangents, c'est celle qui correspond exacte- 

 ment au diamètre pupillaire. 



Il est nécessaire que le patient conserve les deux yeux largement 

 ouverts pendant cet examen, afin d'éviter, grâce à l'intervention du 

 réflexe consensuel, la dilatation pupillaire que provoquerait dans l'œil 

 en expérience l'opposition du pupillomètre si cet œil restait seul ouvert. 

 Il faut aussi que le sujet examiné dirige son regard vers une surface 

 bien éclairée et suffisamment éloignée pour que l'action de la conver- 

 gence et de l'accommodation sur les dimensions de lapupillen'entre pas 

 en jeu. 



L'examen direct de la pupille ne peut donner que des renseignements 

 incomplets et inexacts sur ses dimensions, tandis qu'un pupillomètre du 

 genre de celui que j'ai fait établir peut déceler une anisocorie de l'ordre 

 du 1/4 de millimètre (0 mm 25), si les dispositions en avaient été étudiées 

 pour obtenir une telle approximation. 



Malgré la supériorité de la pupillométrie subjective sur les méthodes 

 objectives, au point de vue de l'exactitude des mensurations, il est 

 difficile d'apprécier par ce procédé des variations du diamètre pupillaire 

 Biologie. Comptes rendus. — 1913. T. LXX1V. 94 



