1390 



SOCIETE DE BIOLOGIE 



Nouvel autoclave électrique, 

 par E. Hildt. 



L'appareil que j'ai l'honneur de présenter à la Société de Biologie est 

 un autoclave Chamberland, muni du chauffage électrique. On a déjà 

 construit de tels autoclaves qui présentaient l'inconvénient de dépenser 

 trop de courant et dont les éléments de chauffage se détérioraient rapi- 

 dement. Ces deux inconvénients qui sont connexes provenaient de 

 l'emploi de résistances électriques trop intensives et de faible surface de 



chauffe afin de gagner sur l'encombrement. 

 C'est ainsi que, pour un autoclave de 25 cen- 

 timètres de diamètre, on dépensait facile- 

 ment 40 ampères sous 110 volts pour la mise 

 en train; naturellement, les résistances, ren- 

 fermées dans des éléments présentant le 

 minimum de surface possible, ne cédaient 

 pas complètement leur calories à l'eau, se 

 surchauffaient et pouvaient brûler si l'eau 

 venait à manquer. Quant au réglage de la 

 pression ou de la température, on l'obtenait 

 au moyen d'un rhéostat extérieur à l'appa- 

 reil dont réchauffement restait sans profit. 

 Le dispositif que j'ai adopté dans mon appa- 

 reil est juste l'opposé de ce qui précède. Les 

 résistances employées au chauffage sont 

 telles que leur température n'atteint jamais 

 le rouge, et pour compenser leur moindre 

 intensivité, j'en ai beaucoup augmenté ha sur- 

 face afin d'obtenir une parfaite utilisation 

 de la chaleur dégagée par le courant élec- 

 trique. 



Ainsi, dans mon appareil de 25 centimètres de diamètre, soit de 15 litres 

 de capacité utile (fig. du texte), il y a 4 éléments de chauffage constitués 

 par des serpentins spiraloïdes de 2 mètres de longueur utile, en cuivre 

 rouge étamé de 8 millimètres de diamètre extérieur, renfermant un fil 

 de ferro-nickel de 5/10 de millimètre enroulé en hélice au pas de 1 mil- 

 limètre sur un cordon d'amiante et recouvert lui-même par un double 

 fil d'amiante pour assurer l'isolement. Les serpentins (dont deux 

 seulement sont représentés dans la figure) ont une longueur totale de 

 2 m ,12,car les extrémités qui sortent du fond de l'autoclave par des tubu- 

 lures à presse-étoupe absolument étanches ne sont pas en contact avec 

 l'eau. Le fond de l'autoclave porte donc 8 de ces tubulures par lesquelles 



