— 125 — 



otros piensan que el condensador perjudica á la producción de la 

 luz, y por esto yo he adoptado el dispositivo descrito, de manera 

 que el accesorio inventado por Fizeau, pueda utilizarse con distin- 

 ta fuerza y aún suprimirse su acción. 



En cuanto al interruptor, he colocado acá el modelo de Marcel 

 Desprez, construido también en el país, y que entre los de contacto 

 sólido, me ha dado buen resultado en el sentido de la fijeza de la 

 luz, tan indispensable en la radioscopia; pero haré notar que para 

 estos poderosos aparatos el interruptor á mercurio se maneja más 

 fácilmente y sin los inconvenientes de la soldadura de los platinos 

 de contacto, ocasionada por la fuerte chispa. 



Hago construir en este momento un modelo de interruptor de 

 mercurio, á imitación del de Richard Heller, que he ensayado ya 

 con éxito. 



He dicho que el hilo del circuito secundario está enrollado en 

 pequeños carretes agrupados en tensión, según el dispositivo adop- 

 tado por Poggendorff, y que es éste el único medio para oponerse á 

 la perforación que ocasiona irremediablemente la diferencia de 

 tensión en las capas superpuestas, cuando se construyen en esta 

 forma ; es decir, en la de capas espirales sucesivas, forma que, por 

 otra parte, aconsejo en las pequeñas bobinas, en las que se ob- 

 tienen muy buenos resultados con este dispositivo, pues que au- 

 menta considerablemente la indu.cción, la cercanía del núcleo, 

 que pasa rápidamente de una potencial al de imanación nula á un 

 alto grado. 



Ahora bien: con este aparato, que está muy lejos de tener las 

 proporciones de los mayores conocidos, como son los del Instituto 

 Politécnico de Londres, ó el construido por Apps para Spottis 

 Woodc, de los que el primero da una chispa de 74 centímetros con 

 un núcleo de 4Ó kilos de peso, circuito inductor de 3.450 metros 

 de largo, y el inducido de 241 kilómetros; y el segundo, que da 

 chispas de i metro y 8 centímetros; teniendo un peso total de '](:)i 

 kilos, y su hilo secundario de 450 kilómetros; decía que con este 

 carrete he obtenido chispas de 40 centímetros usando una po- 

 tencial de 20 volts bajo 15 amperes, lo que es más que suficiente 

 para el funcionamiento de los más poderosos tubos construidos 

 hasta hoy. 



Como consecuencia práctica de mi trabajo, debo deducir esto : 

 que entre nosotros se pueden ya construir estos complicados apa- 

 ratos, contando con hábiles mecánicos como el señor Schilder, á 



