382 RÉUNION BIOLOGIQUE DE STRASBOURG (18) 



cause perturbatrice, nous avons songé à utiliser les propriétés des 

 conducteurs présentant une forte self -induction, chez lesquels les 

 variations de l'intensité d'un courant, consécutives à un brusque 

 changement dans la force électromotrice ou la résistance du cir- 

 cuit, ne peuvent s'opérer qu'avec une lenteur d'autant plus grande 

 que la constante de temps de ce circuit, c'est-à-dire le rapport du 

 coefficient de self-induction à la résistance totale, est plus élevée. 

 L'excitation se produisant pour les muscles squelettiques de 

 l'Homme, à l'état normal, et avec un courant de durée pratique- 

 ment infinie, au bout de quelques millièmes de seconde, il suffit 

 que, pendant ce temps, l'intensité du courant conserve sa valeur 

 initiale avec une approximation suffisante. Le montage consiste 

 à mettre en série un enroulement à fort coefficient de self-induc- 

 tion et le sujet. En dérivation sur ce dernier est placé un shunt 

 dont la rupture provoque le début du passage du courant dans 

 l'organisme. Un deuxième interrupteur rompt le circuit d'exci- 

 tation. 



Afin de réaliser des courants d'une durée variable à volonté dans 

 les limites imposées par la loi d'excitation électrique, nous nous 

 sommes servi de l'égersimètre (i), dont nous avons légèrement 

 modifié les connexions de manière à ce que le sujet se trouve 

 entre la deuxième clef de rupture et le pôle — de la source, celui- 

 ci étant mis en relation avec la terre. 



L'application que nous avons en vue nécessitant l'introduction 

 dans le circuit du corps humain dont la résistance est de quelques 

 milliers d'ohms, il convient, pour avoir une constante de temps 

 suffisante, de prendre une très forte self. Nous avons porté notre 

 choix sur l'enroulement secondaire d'un transformateur -radio- 

 logique de 7.000 ohms de résistance dont le coefficient de self- 

 induction était environ de 4-ooo henrys pour une intensité de 

 l'ordre du milliampère. Le calcul montre que dans ces conditions 

 l'introduction brusque, dans le circuit, d'une résistance de 3.ooo 

 ohms et d'une force contre électromotrice de 10 volts, diminue, 

 au bout d'un centième de seconde, l'intensité d'un courant de i 

 milliampère de quelques centièmes de sa valeur. Expérimentale- 

 ment, nous nous sommes trouvés gênés pour vérifier ce fait par 

 une étincelle éclatant entre les armatures de la deuxième clef de 

 rupture chaque fois que l'intensité atteint quelques milliampè- 

 res. Nous avons remédié à cet inconvénient en reliant l'armature 

 positive de la deuxième clef et le pôle — de la source à un petit 

 éclateur constitué par une fine aiguille qu'un dispositif micro- 

 métrique permet d'éloigner de quelques centièmes de millimètre 



(1) Voir le schéma de cet appareil dans, les C. R. de la Soc. de biol., 

 t. LXXXIV, p. 564, 192 1. 



