554 RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX (50) 



. j, Quantité de sucre- 

 1 gr. d organe ^2 — -, - .— .__ 



+ solution sucrée Initiale 



Sang 2,g4 



Cœur 2,85 



Cerveau 2 ,88 



Testicule 2,75 



Rein 2 ,fio 



Poumons 2,80 



De ces recherches il découle que, non seulement le pancréas, 

 mais aussi les reins et surtout le tissu pulmonaire ont un pouvoir 

 glycolytique in vitro très marqué et beaucoup plus important que 

 celui du sang. 



(Laboratoire des services hospitaliers). 



Finale 



Perte 



Pourcentage 



2.38 



o,56 



19 



2,22 



0,6 3 



22 



2,o5 



o,83 



28 



i,4o 



i,35 



49 



1,20 



r,4o 



53 



i,o5 



1,75 



62 



SUH UN NOUVEL APPAREIL DE PNEUMOTHORAX ARTIFICIEL, 



par E. Leuret, G. Aumont et P. Delmas-Marsalet. 



L'appareil de pneumothorax artificiel que nous présentons à la 

 Société est destiné à assurer l'insufflation de gaz dans des condi- 

 tions toutes particulières de sécurité pour le malade et de précision 

 scientifique pour le médecin. A ce titre, il constitue, non seule- 

 ment un appareil thérapeutique, mais un appareil de recherche 

 dont l'utilisation apportera des données nouvelles dans la question 

 du pneumothorax artificieL 



Comme le montre le schéma ci-contre, l'appareil se compose 

 d'un flacon gradué qui joue le rôle d'insufflateur ou d'aspirateur. 

 L'insufflation est obtenue en versant dams l'entonnoir E, un 

 liquide antiseptique, cyanure de mercure par exemple : après 

 ouverture des robinets R et R' le liquide chasse le gaz du flacon. 

 L'aspiration s'obtient en vidant par le robinet V le flacon préala- 

 blement rempli de liquide et rendu étanche par fermeture du 

 siphon S. Cette aspiration permet : i° de soustraire du gaz de la 

 cavité pleurale : il suffit d'ouvrir le robinet R'. 2° de garnir l'ap- 

 pareil du gaz à injecter : s'il s'agit d'air on ouvre le robinet R 

 après avoir transformé l'entonnoir E en filtre en le bourrant de 

 coton. S'il s'agit d'azote, on mettra en relation le réservoir d'azote 

 avec le siphon S. Ce siphon placé sur l'appareil permet encore 

 de faire une aspiration par siphonnage ; en outre, la colonne 

 liquide qui monte dans sa grande branche au cours des insuffla- 

 tions permet de se rendre compte de la pression d'insufflation 

 sous laquelle on opère. F représente un filtre en coton. L'appareil 

 porte également un manomètre à eau oscillant qui sert de mano- 



