556 RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX (52) 



immédiate la valeur de la pression moyenne dynamique, la sim- 

 plicité de sa réalisation technique, confèrent à l'appareil une 

 grande supériorité sur les dispositifs qui visent à la détermination 

 exacte de la pression moyenne pleurale. Il permet des mesures 

 beaucoup plus rapides que le dispositif de Kuss qui, outre sa len- 

 teur de mise en équilibre, ne permet pas de connaître exactement 

 la pression moyenne dynamique pleurale existant dans une plèvre 

 encore non insufflée et ne donne « qu'une pression faussée d'une 

 « quantité variable inconnue, celle de la quantité X de gaz échan- 

 ,« gée par les deux cavités en connexion pendant la stabilisation 

 « des niveaux soit dans le sens plèvre-flacon, soit dans le sens- 

 « flacon-plèvre » (i). Le manomètre de Marey nous paraît encore 

 plus simple que le manomètre à huile de Bertier qui ne peut être 

 chargé que par un mélange défini d'huile et de chloroforme, dont 

 la viscosité est susceptible de changements avec la température 

 extérieure. Ce dernier manomètre donnerait d'ailleurs non pas la 

 pression moyenne arithmétique comme le pense son auteur, mai* 

 la pression moyenne dynamique. 



En résumé, nous croyons que l'application du manomètre de 

 Marey à l'appareil que nous présentons permettra aux médecins 

 de saisir une donnée physique très spéciale du régime de pression 

 variable existant dans la cavité pleurale, la pression moyenne 

 dynamique pleurale ou pression efficace interpleurale, image- 

 fidèle des modifications imprimées au poumon par le pneumo- 

 thorax artificiel. 



(i) Bertier. Etude critique des méthodes de mensuration de la pression intra- 

 pleurale au cours du pneumothorax artificiel. Avantage de l'emploi d'un mano- 

 mètre à huiie. Revue de la tuberculose, décembre 1921. 



