574 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



ment, de manière à bien délimiter le champ visuel de chaque œil 

 et à empêcher tout empiétement sur le voisin. Ce détail n'est 

 pas représenté sur la figure. 



Pour se servir de cet appareil, après avoir ajusté le serre-tête, 

 on règle la position de la tige à coulisse qui doit être presque 

 horizontale et dans un plan sagittal situé à égale distance des 

 deux yeux. Les verres se trouveront à 12 cm. environ des yeux. 

 On s'assure que les deux images grossies de l'objet sont bien dans 

 un même plan horizontal, sinon on les y ramène par une légère 

 rotation de la partie optique. La distance focale est de 5 cm. On 

 obtient l'effet maximum de grossissement en avançant ou reculant 

 soit la tête, soit l'objet. 



L'appareil ainsi réglé permet de travailler facilement et sans 

 fatigue. Les myopes ont intérêt à conserver leurs verres correc- 

 teurs, les hypermétropes, au contraire, pourront abandonner les 

 leurs. J'ai utilisé beaucoup de modèles de loupes, aucun ne m'a 

 permis, avec autant de facilité, d'exécuter les travaux fins, qu'il 

 s'agisse de dissections botaniques ou zoologiques, de prélèvements 

 de colonies microbiennes de très petites dimensions, etc. L'exa- 

 men des lésions dans les maladies de peau, les prélèvements de 

 cheveux malades, la recherche de petits parasites, deviennent très 

 faciles, grâce à la faculté donnée par l'appareil de transformer, 

 par un simple abaissement de la tête, une vue normale en une 

 myopie de 20 dioptries, avec tous les avantages qui en résultent 

 sans aucun des inconvénients. J'ai fait essayer cet appareil par 

 un grand nombre de personnes n'ayant aucune habitude des ins- 

 truments d'optique, et je me suis rendu compte de la facilité avec 

 laquelle elles se familiarisent avec son maniement. 



On peut aussi se servir de cet appareil en enlevant la partie 

 optique et en la fixant à un pied porte-loupe ordinaire, en respec- 

 tant toutefois les distances indiquées ci-dessus. Dans l'un et 

 l'autre mode d'emploi, l'appareil peut être pourvu d'un éclairage 

 électrique. 



(Laboratoire départemental de bactériologie du Calvados). 



