802 RÉUNION BIOLOGIQUE DE BORDEAUX (64) 



rendre presque nul par le dispositif suivant. Aux deux extrémités 

 d'un moyeu mobile, autour d'un axe A, sont deux roues dentées. 

 Une très grande de rayon, R, est fixée au moyeu ; elle est à dents 

 couchées sur lesquelles joue un cliquet K ne permettant le mouve- 

 ment que dans le seul sens de la flèche F. A l'autre extrémité 

 est une roue dentée de rayon r libre dans le sens de la flèche F' 

 et entraînant le moyeu dans le sens opposé, celui de la flèche F. 

 Sur le moyeu lui-même (de rayon r') est enroulé dans le sens 

 positif, un câble supportant le poids P. Sur la roue dentée r passe 

 une chaîne supportant d'un côté le poids P + p' et reliée de l'autre 

 côté au chariot G de l'ergographe de Mosso. Le sujet qui tire sur 

 le chariot de l'ergographe soulève le poids P + p'; la roue r tourne 

 dans le sens de la flèche F' sens dans lequel elle n'entraîne pas 

 le moyeu. Dans la contraction, tout se passe donc comme à l'er- 

 gographe ordinaire. Le relâchement du muscle a pour consé- 

 quence la chute du poids P + p'; mais alors la roue r est entraînée 

 dans le sens de la flèche F, sens dans lequel elle est solidaire du 

 moyeu. Dans ce mouvement, le moyeu est obligé de soulever le 

 poids P antagoniste de P + p'. Le système dans la descente du 

 poids P + p' ne se mettra donc en mouvement que sous l'influence 

 de la différence P + p' — T. Dans sa décontraction, c'est-à-dire 

 lorsqu'il accomplit un travail négatif, le muscle n'a à retenir que 

 le poids p'. Ce poids supplémentaire nécessaire pour mettre le 

 système en marche est réduit au minimum. L'inertie des diffé- 

 rentes parties de l'appareil absorbe la plus grande partie de p', de 

 sorte que le muscle en expérience n'a que quelques grarnmes à 

 retenir pendant sa période de travail négatif. Dans ces conditions, 

 on peut dire qu'entre chaque contraction le muscle est mis au 

 repos. N'accomplissant que du travail positif, ce musclé fournit 

 un travail total facilement mesurable par la multiplication des 

 sommes des raccourcissements successifs par le poids soulevé. La 

 somme des soulèvements peut être évaluée au ruban métrique de 

 Mosso ou à l'aide d'une graduation placée sur un des montants de 

 notre dispositif et mesurant l'ascension du poids P qui est évi- 

 demment la somme des soulèvements successifs de P + p'. Soit L, 

 cette longueur totale, c'est sans restrictions que nous pouvons 

 écrire : 



P + p' x L =Travail effectué. 



Nous ferons remarquer que dans notre schéma, comme dans 

 notre construction, les rayons r et r' ne sont pas égaux. Il en 

 résulte une correction à faire au sujet du poids p' à ajouter. Dans 

 ce cas, particulier en effet, p' est négatif et 



p :> p+p' 



