912 



SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Absorption des gaz en circuit fermé. 

 Présentation d'un appareil, 



par L. Lescoeur. 



Dans un certain nombre de problèmes de biologie : analyse 

 des gaz, du sang ou de l'urine, chimisme respiratoire, etc., on 

 est conduit à absorber les gaz dans un petit volume de dissol- 

 vant. A cet effet, nous remplaçons avantageusement les appareils 

 usuels : aspirateur, flacons absorbeurs en série, par le dispositif 

 que nous avons l'honneur de vous présenter. Son principe est 

 résumé par le schéma suivant : 



A est un récipient contenant un mélange gazeux. Deux points 

 de la masse sont réunis par un circuit ABC dans lequel se trou- 

 vent intercalés : 



i° Un mécanisme C, dont la fonction est, par un premier tube, 

 de puiser le gaz en A et de l'y renvoyer par un deuxième tube. 

 Cet organe, qui est la partie essentielle de l'appareil, réalise un 

 véritable cœur artificiel produisant « en circuit fermé » le mou- 

 vement de la masse gazeuse dans la direction indiquée par la 

 flèche. 



2° Un appareil d'absorption, le barboteur B. 



Appelons V la capacité totale de l'appareil, v la capacité inté- 

 rieure de l'organisme C, que nous assimilerons à un corps de 

 pompe avec son piston, p la masse initiale du gaz absorbable, 

 P n la masse non absorbée après n coups de piston. On aura, 

 suivant une formule connue : 



P" = pU - 



