1166 RÉUNION BIOLOGIQUE DE LYON (68) 



elle-même chez l'Homme normal, s'il est vrai qu'à toute excitation 

 lumineuse la pupille réponde proportionnellement. 



L'appareil présente deux parties, la première servant à l'enregis- 

 trement du diamètre pupillaire; la deuxième permettant de donner 

 des éclairages progressivement variables. La première partie est 

 réalisée par un pied à coulisse portant 2 aiguilles verticales, 

 situées dans le plan frontal de l'œil avec une chambre noire de 

 petite dimension s'adaptant entièrement sur les pourtours orbi- 

 taires. L'éclairage est donné par 2 lampes de 2,5 volts placées 

 dans la chambre noire à 45° en bas et en dehors de chaque axe 

 visuel. La source est fournie par une batterie de piles ou un petit 

 transformateur Ferrix quand on dispose du courant alternatif. Les 

 variations d'intensité sont obtenues avec un rhéostat dont on peut 

 progressivement faire varier la résistance. 



L'observation est alors aisée et la lecture du diamètre pupillaire 

 et de l'intensité lumineuse correspondante se fait instantanément 

 par les graduations préalables portées sur le tambour du système 

 mensurateur et le rhéostat. 



L'accommodation du malade est supprimée parce que le système 

 mensurateur est placé dans la chambre noire à 2 cm. au plus 

 devant chaque œil et que les lampes sont en dehors de l'axe 

 visuel. En regardant devant lui et dans le noir, il peut donner 

 à l'opérateur l'indication très précieuse. Quand les aiguilles du 

 système mensurateur lui paraissent tangeantes, il se trouve qu'elles 

 ont, en réalité, un écartement égal au diamètre pupillaire, réali- 

 sant ainsi le principe du pupillomètre de Robert Houdin fils. Dans 



ces conditions, on obtient des approximations à — de millimètre 



près. 



Les résultats de la réflexométrie 

 dans l'étude du réflexe photomoteur normal, 



par Kofman et Bujadoux. 



En augmentant progressivement la quantité de lumière devant 

 un œil, on obtient une contraction pupillaire sensiblement pro- 

 portionnelle. Par conséquent, en prenant toujours les mêmes 

 quantités de lumière, nous obtiendrons des diamètres pupillaires 

 comparables entre eux. Sur deux axes de coordonnées, si nous 

 portons en abcisses les variations d'intensité lumineuse lues sur 

 le rhéostat de notre appareil et en coordonnées les diamètres pu- 

 pillaires, nous devons obtenir la courbe caractéristique de la 

 réaction photomotrice de la pupille. 



Dans toutes nos recherches sur l'œil normal, la courbe fut con- 



