196 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



rouges dans lesquels ils se développeront et donneront vine forme adulte 

 de l'hémogrégarine. Les kystes mûrs, dont on trouve aussi des coques 

 vides, sont moins nombreux que les tout jeunes kystes de la même 

 espèce : il se préparait donc, au moment où le sujet a été sacrifié, une 

 nouvelle poussée de l'infection. 



Ces kystes à micromérozoïtes, fréquents chez les serpents non veni- 

 meux, n'ont pas encore été observés chez les serpents venimeux du 

 groupe des Viperidse. 



[Laboratoire cr H erpétologie du Musmm.) 



Autoclave électrique. 

 Note de L, Fildçrman, présentée par M. Levaditi. 



A propos de la présentation par M. Hildt (1) d'un autoclave électrique, 

 nous désirons signaler un appareil identique construit suivant nos 

 indications et dont le brevet belge porte la date du 26 octobre 1911. 



L'appareil présente cette particularité que la résistance chauffante se 

 trouve nue à l'intérieur de l'autoclave et n'est séparée par aucun écran 

 de l'air contenu dans l'appareil. L'isolement en est assuré par le relief 

 que fait le bord libre d'un plat en terre dans lequel est logée la résistance. 

 L'air baignant la surface chauffée se dilate brusquement au contact du 

 fil chauffé et est obligé de s'échapper par un robinet-sifflet, avant même 

 que l'eau (laquelle est séparée par l'écran métallique que constitue le 

 récipient qui la contient) soit chauffée. 



La purge de l'air se fait donc avant la production de la vapeur d'eau ; 

 il n'y a pas de perte de vapeur et, par conséquent, de calorique. 



Un rhéostat, dont le curseur glisse sur une tige graduée, permet 

 d'obtenir et de conserver, pendant le tepnps que l'on désire, une tempé- 

 rature déterminée. La section du lil chauffant, variable avec la capacité 

 de l'autoclave, est to'jjours assez forte pour éviter sa fusion, même si 

 l'eau venait à manquer. 



D'ailleurs, pour la stérilisation chirurgicale, la mise en marche se fait 

 l'appareil étant à sec ; au bout de trois ou quatre minutes, lapurge d'air 

 est presque ternriinée. On injecte alors, à l'aide d'une seringue deGuyon, 

 iaO grammes d'eau ; cette eau se vaporise brusquement et achève la 

 purge d'air. On ferme le robinet et, au bout de quinze minutes, la tempé- 

 rature de 134 degrés (sous 2 kilps de pression) étant atteinte, on coupe 

 le courant, on ouvre le robinet qui fait passer la vapeur par un serpentin 



(1) Hildt- Comptes rendus de ta Soc. de Biologie, 28 juin 1913. 



