670 RÉUNION BIOLOGIQUE DE MARSEILLE 



portion remarquablement faible des réactions générales consécutives. 

 Celles-ci, en effet, toujours moyennes, n'ont été observées que dans la 

 proportion très peu élevée de 3 p. 1.000 des cas. 



D'autre part, l'efficacité des vaccinations paraît établie par ces faits : 



1° Aucun des vaccinés n'a contracté la fièvre typhoïde. 



2° Pourtant de nombreuses personnes soumises à la vaccination se 

 trouvaient en plein foyer d'épidémie, notamment au Muy, dans le Var^ 

 et à Grans, commune des Bouches-du-Rtiône, où le dixième de la popu- 

 lation était atteint par la fièvre typhoïde. 



3" Nous avons vacciné tout le personnel d'une importante usine de 

 filature de soie, dont l'infirmerie enregistrait annuellement de 8 à 12 cas 

 de fièvre typhoïde. Depuis la vaccination, on n'a observé aucun cas de 

 fièvre typhoïde en l'année 1913, oti pourtant la morbidité typhique a été 

 aussi élevée si ce n'est plus que les années précédentes à Marseille. 



M. le professeur Guérin-Valmale et M. le D'' Vayssière, son chef de 

 clinique, ont pratiqué une centaine d'injections de vaccin iodé chez la 

 femme enceinte et n'ont observé aucun accident. 



Appareil pour la préparation du vaccin antityphique iodé 



ET ReMPLISSEUR ASEPTIQUE d'aMPOULES, 



par Ranque et Senez. 



1° Appareil à vaccin. — Il est constitué par un grand ballon, dont le 

 col scellé livre passage à trois tubes A, B, F. Le tube A, qui plonge 

 jusqu'au fond du ballon, se recourbe et est scellé à la lampe à son extré- 

 mité extérieure. 



Le tube B, très court, est un tube d'aspiration muni d'un filtre à air. 

 Le tube F, très court également, est relié par un tube en caoutchouc 

 à un récipient secondaire E, qui est agrafé contre le col du grand ballon. 



Ce récipient, formé d'une éprouvette scellée aux deux extrémités, 

 livre passage à deux tubes; le premier, très court, est un filtre à air; le 

 second, qui plonge jusqu'au fond de l'appareil, est relié au tube F du 

 grand ballon par un tube en caoutchouc. A l'intérieur de ce tube, se 

 trouve une pointe de verre scellée qui intercepte la communication 

 entre les deux récipients. Mais, par pression sur le tube de caoutchouc^ 

 cette pointe peut se briser, laissant communiquer les deux récipients 

 entre eux. 



Fonctionnempnl. — Le récipient E est rempli de la solution d'hypo- 

 sulfite et tout l'appareil est stérilisé à l'autoclave à 130 degrés. L'extré- 

 mité du tube A est alors brisée et introduite dans le matras qui contient 

 l'émulsion microbienne, additionnée d'iode. On aspire par le tube B et 



