SÉANCE DU 20 JANVIER 



59 



M. Bouchard (1), au moyen de renregislrement optique, a pu obtenir 

 des courbes intéressantes qui sont la représentation grapliique des 

 pulsations d'une arière sur laquelle on exerce une pression variable, 

 dans ces mêmes conditions d'égale sensibilité. 



L'appareil que nous allons décrire réalise le même but d'une manière 

 plus simple, puisqu'il se prête aux procédés ordinaires d'inscriptions 

 graphiques." 



Voici en quoi il consiste (fîg. 1). 



T 



1 



Fie 



€y, Cylindre enregistreur. 

 Cl, Cuvette remplie d'eau. 

 C.2, Cloche mobile. 

 0, Membraae otituratrice. 

 T,, Tube connecteur. 

 Tp, Tube de dérivation. 



T3, Tube de dérivation. 

 Rj, Robmet d'échappement. 

 Ra, Rohinet interrupteui". 



M, Manomètre. 



P, Pompe. 



B, Brassard compresseu'-. 



Une petite cuvette métallique G, remplie d'eau, et sur laquelle vient 

 flotter une cloche très légère en celluloïd C^, est enfermée dans une 

 enceinte métallique élanche et démontable. Cette enceinte communique 

 à l'extéiieur au moyen du tube T^. Un deuxième tube T3 traversant la 

 paroi inférieure de l'enceinte et le fond de la cuvette, permet de faire 

 pénétrer de l'air dans la cloche. 



Celle-ci est surmontée d'un étrier porteur d'un axe sur lequel vient 

 s'articuler une aiguille métallique fine et rigide qui traverse la paroi de 

 la boîte par un trou millimétrique 0, obturé lui-même par une mince 

 membrane de caoutchouc serrée entre deux pièces métalliques. 



L'étancliéité est obtenue en coulant un peu de dissolution de caout- 

 chouc, autour de l'aiguille, à la face interne de la membrane. 



Les mouvements de la cloche dans le sens verticnl se transmettent à 

 l'aiguille qui oscille librement autour du point où elle perfore la 

 membrane de caoutchouc. 



(1) Sur un sphygmo-oscillographe optique. Comptes rendus de l'Acad. des 

 Sciences, 12 février 1912. 



