SÉANCE DU 3 FÉVRIER 



129 



Pour obtenir sur tous les muscles dans toutes les régions le seuil de 

 l'onde de fermeture, il est nécessaire, avec le grand chariot de Tripier, 

 d'employer une bobine induite de grande self, bobine à fil fin d'au 

 moins 3.000 « à 4.000 w. 



L'inconvénient est d'allonger l'onde induite d'ouverture et par suite 

 de diminuer l'efficacité de celte onde sur les muscles et nerfs normaux. 

 Il en résulte que le rapport sur les muscles normaux est relativement 

 peu élevé et qu'on ne dispose que d'une échelle de variations assez res- 

 treinte pour l'étude des cas pathologiques. 



Pour augmenter la sensibilité de la méthode, nous avons utilisé deux 



««^Oo'c^ 



1, 2, et 3 : bornes. 



Entre 1 et 2 : 1.613 m. 



Entre 1 et 3 : 3 300 w. 



bobines différentes pour rechercher le seuil avec l'onde de fermeture et 

 avec l'onde d'ouverture. 



La bobine à fil fin dont nous disposons a une résistance totale de 

 3.300 w. Elle est constituée de deux portions, une portion profonde de 

 1.613 w et une portion superficielle de 1.687 w. La bobine est pourvue 

 de 3 bornes, de sorte qu'on peut mettre en circuit une seule des deux 

 portions ou la totalité de la bobine. 



Un commutateur à deux directions permet de prendre très facilement 

 soit seulement la portion profonde (1613 w), soit la totalité de la bobine. 



Pour changer la self, sans changer la résistance ohmique, on intro- 

 duit dans le circuit, au moyen du même commutateur, une résistance 

 impolarisable sans self de 1.687 w, lorsqu'on substitue la bobine de 

 1.613 M à celle de 3.300 w. (Voir le schéma.) 



La résistance sans self est constituée par un tube en U contenant une 

 solution de SO*Cu dans laquelle plongent deux électrodes de cuivre 



