130 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



électrolytique. Cette résistance est réglée par comparaison avec une 

 résistance étalon. 



Le chariot porte deux graduations au galvanomètre balistique, Tune 

 correspondant à la bobine de 3.300 w, l'autre à la bobine de 1.613 w. 



La graduation est faite en valeur du coefficient a de la formule 



Q = a^dans laquelle Q est la quantité induite; 1, l'intensité du cou- 

 rant inducteur et R la résistance du circuit induit. 



Remarque. ■ — L'intensité du courant inducteur et le coefficient a étant 

 connus on peut faire des mesures de résistance avec le courant induit en 

 utilisant un milliampèremètre sensible comme balistique, comme l'un de 

 nous (1) l'a montré récemment. 



Pour mesurer l'indice de vitesse d'excitabilité dans ces conditions on 

 procède de la manière suivante : 



L'interrupteur trieur d'ondes de G. Bourguignon permet de faire 

 passer à volonté une seule des deux ondes induites. 



On cherche d'abord le seuil avec l'une des deux ondes, celle de fer- 

 meture par exemple, la petite électrode étant négative. On emploie alors 

 la bobine de 3.300 «. 



Ensuite, en déplaçant la manette du commutateur, on prend la bobine 

 de 1.613 w et on introduit dans le circuit la résistance sans self de 

 1.687 w. On renverse le circuit induit, de manière à conserver la petite 

 électrode négative pour l'onde d'ouverture. On cherche alors le seuil 

 avec l'onde d'ouverture de cette bobine de self plus petite. 



On fait ensuite le rapport du coefficient a pour lequel on a eu le seuil 

 de fermeture avec la bobine de 3.300 w, au coefficient oc pour lequel la 

 bobine de 1.613 w a donné le seuil d'ouverture. 



Dans ces conditions, le rapport normal sur un muscle donné est beau- 

 coup plus élevé que lorsqu'on se sert de la même bobine de 3.300 "> 

 pour la recherche des seuils à l'onde de fermeture et à l'onde 

 d'ouverture. 



Voici quelques exemples de la valeur moyenne du rapport sur 



quelques muscles 



F et O F : bobine de 3.300 w 



avec la bobine totale G : bobine de 1.613 û> + 1.687 w 



do 3.300 w sans self 



Bicepô 10,3 15,8 



Ext. commun 8 11,7 



Cubital autérieur 9,5 13,7 



Cette méthode, plus sensible, permet d'apprécier des variations 



(1) (i. Bourguignon. Comptes rendus de l'Académie des Sciences, 19 juin 1916 

 et 17 juillet 1916; Comptes rendus de la Soc. de Biologie, 17 juin et l'^'' juil- 

 let 1010. 



