168 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Dans l'appareil représenté par la flgare 2, un tambour très sensible 

 relié à un tambour inscripteur porte en son centre une petite plaque 

 dans laquelle on visse une tige de métal. Cette tige est placée dans ou 

 sur la main du sujet, laquelle peut successivement prendre diverses 

 positions, pronation, supination, position intermédiaire à ces deux 

 dernières, etc. 



Ces appareils sont assez sensibles pour inscrire avec une grande 

 netteté le tremblement involontaire de sujets normaux ainsi que le 

 montrent les tracés ci-contre. 



Je n'apporte pas ici de tracés de tremblenients pathologiques qui 

 demandent une étude longue et délicate, j'attire seulement l'attention 

 dans la présente communication sur la grande différence visible sur les 

 graphiques entre un tremblement involontaire de deux sujets normaux 

 et le tremblement simulé au commandement par ces deux mêmes sujets. 



Sphygmographe a contre-pression. 

 Note de H. Guilleminot, présentée par G. Linossier. 



L'appareil que je présente ici a été construit en 1913, et j'avais com- 

 mencé une série de recherches sur ses applications quand les événe- 

 ments de 1914 sont venus interrompre les travaux du Laboratoire de 

 physique de la Faculté de Paris. 



Il a pour objet de permettre l'inscription des indications optiques 

 données par l'oscillomètre de Pachon. Il utilise d'ailleurs le procédé de 

 la contre-pression employé par le professeur Pachon, mais d'une façon 

 toute différente. 



Voici la description de cet appareil ou du moins la description du 

 modèle primitif qui a servi à mes expériences et qui allait recevoir les 

 modifications de construction définitive quand ces travaux ont été 

 interrompus. 



Un bracelet de caoutchouc B semblable à celui de l'oscillomètre de 

 Pachon est placé sur le bras du sujet. 



C'est un dispositif formé de deux tambours de Marey, serrés l'un 

 contre l'autre. L'un d'eux communique en permanence par le tube T 

 avec le réservoir V, l'autre communique en permanence par le tube T' T" 

 avec le bracelet, et avec le réservoir V par la voie dérivée 0, quand la 

 clef E est ouverte. 



P est une pompe de compression. 



R est un robinet de vidage. 



N est un manomètre qu'on peut remplacer par un manomètre inscrip- 

 teur placé près du double tambour C. 



