SOCIETE DE BIOLOGIE 



Contre ces diverses difficultés nous avons fait construire par M. Adnet, 

 constructeur à Paris, un appareil qui fixe la veine et la tient immobile 

 pendant l'opération, en même temps que par l'intermédiaire d'une 

 gouttière, la seringue devient solidaire des mouvements du bras sur 

 lequel on pratique l'injection. 



La fixation de la veine est réalisée par deux plans inclinés de 45° 

 sur le plan horizontal. Prise entre deux lames métalliques qui s'ap- 

 pliquent sur ses deux côtés sur une longueur de 25 millimètres, celle-ci 

 ne peut ni se déplacer latéralement, ni s'enfoncer dans les tissus sous- 

 cutanés. Elle est immobilisée. 



Les deux lames métalliques sont reliées latéralement par deux 

 attelles. 



La distance entre Les bords inférieurs des deux lames est de 9 milli- 



I. Ponclion 



de 



la peau. 



FiG. 2. 



n. Là veine se dérobe 

 devant l'aiguille. 

 Ponction blanche. 



lil. Lappareil fixe-veine 



empêche la veine de fuir. 



Ponclion facile. 



mètres, distance qui nous a paru s'adapter au plus grand nombre de 



cas. 



En continuation avec l'axe de l'espace délimité par les deux lames, 

 donc dans le prolongement de la veine qui doit occuper cet axe, se 

 trouve une gouttière inclinée très légèrement sur le plan horizontal. 

 C'est elle qui recevra la seringue et qui, la ponction une fois faite, la 

 rendra solidaire de la veine. 



Enfin, l'ensemble de l'appareil est fixé au bras par deux bandes qui 

 s'ac^rafent sur les lames latérales. 



Technique à suivre. — Poser un lien élastique sur la, partie moyenne 

 du bras, en priant le malade de serrer le poing ; les veines du pli du 

 cuude deviennent saillantes et visibles. 



Choisir la veine la plus saillante et adapter le fixe-veine de façon que 

 celle-ci passe dans l'axe de l'appareil; fixer en place celui-ci, en serrant 

 les bandes. 



Piquer au milieu de l'espace libre entre les deux lames de l'appareil 



