572 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



musculaires des oscillations propres, qui en dénaturent le tracé. L'appa- 

 reil de Donders a été inventé pour étudier cette cause d'erreurs. 



Ayant voulu me rendre compte de l'importance des oscillations 

 propres du tambour inscripteur, j'ai employé le dispositif suivant : une 

 came exerce sur l'ampoule myographique une compression progres- 

 sive, suivie d'un plateau ; la vitesse est variable à volonté. Un tambour 

 inscripteur Chauveau-Verdin, de 3 centimètres de diamètre, réglé à sa 

 sensibilité moyenne, donne un déplacement du style de 2o millimètres 

 environ. 



Pour une durée de la période ascendante de 0"200, la courbe est régu- 

 lière, sans oscillations propres du système inscripteur. Ces oscillations 

 apparaissent pour une durée de 0"100, sous forme de trois ondes rapi- 

 dement amorties, la dernière presque nulle. Si la durée se raccourcit, 

 l'amplitude de ces oscillations augmente, et lorsqu'elle atteint environ 

 0"050 (la vitesse ascensionnelle est alors sensiblement la même que 

 celle de la contraction du triceps dans le réflexe rotulien) le creux entre 

 les deux premiers sommets est très marqué, valant plus du tiers de 

 l'amplitude de la première onde; le tracé a la même forme que le tracé 

 type indiqué par Guillain, Barré et Strohl pour le réflexe normal : deux 

 grandes oscillations dont la première serait due à une contraction idio- 

 musculaire, et la seconde, à la contraction réflexe. On voit combien 

 cette expérience met déjà en suspicion l'opinion de ces auteurs. 



Ces considérations m'ont conduit à employer un autre procédé 

 d'inscription, et la myographie directe vient de suite à l'esprit. Je dirai 

 de prime abord que c'est, il me semble, vouloir aller trop vite que 

 d'étudier, comme le fait Piéron, le réflexe qu'on pourrait appeler dyna- 

 mique, c'est-à-dire avec projection de la jambe, parce que le tracé se 

 complique du fait de l'oscillation de la jambe ; je crois qu'il vaut mieux 

 bien étudier d'abord le réflexe statique, sans projection, et quand on sera 

 tombé d'accord sur ses particularités, à l'état normal, passer au réflexe 

 dynamique. 



Voici ma technique. Le sujet est assis sur une chaise, la cuisse hori- 

 zontale appuyée latéralement, la jambe verticale, le pied fixé. Sur la 

 cuisse repose une sangle de caoutchouc dont chaque bout supporte un 

 poids de 1 kilog. Cette sangle maintient contre la peau une rondelle 

 métallique, avec crochet vertical. Du crochet part verticalement un (il 

 qui passe sur une poulie de renvoi et va s'attacher à un myographe 

 direct. Dans l'appareil que j'ai construit, le rappel du levier est obtenu 

 par un caoutchouc assez fortement tendu pour que le lien ne puisse 

 vibrer longitudinalemenl. Le rappel par poids serait-il préférable? C'est à 

 voir. La longueur du fil, du crochet à la poulie de renvoi, est de plus de 

 65 centimètres, il en résulte que de légers mouvements horizontaux de 

 la cuisse, suivant sa direction ou transversalement, n'influent pour 

 ainsi dire pas sur la position du style. Par contre, les supports de la 



