SÉANCE DU 16 JUIN 573 



poulie, du myographe, ne doivent pas être susceptibles de vibrer, , la 

 table même des appareils doit être d'assemblage solide. Le style amplifie 

 environ 8 fois le déplacement derelief du muscle. Ce dispositif nepermet 

 pas l'emploi du chariot à poulie. C'est un perfectionnement à étudier. 



Pour que le tracé chronographique soit bien lisible, il faut qu'il 

 n'occupe qu'un tour du cylindre. Comme marteau, j'emploie mon réflexo- 

 mètre avec les deux perfectionnements suivants : 1° le choc (instant et 

 durée) est inscrit par un signal de Deprez (le tracé du myographe bien 

 réglé montre, pour les chocs un peu forts, l'onde mécanique; mais 

 pour des chocs voisins du seuil, l'onde mécanique est souvent non 

 visible); 2° un déclanchement électrique de la gâchette, qui n'em- 

 pêche en rien le déclanchement au doigt. Par un premier contact élec- 

 trique sur une roue à secteur métallique fixée sur l'axe du cylindre, et 

 un second contact sur la tige du support du myographe, je peux, sans 

 agir sur le déclanchement, régler la mise au point des styles, le 

 cylindre au repos, ou bien mettre en route le cylindre, les styles étant 

 relevés. Lorsque le cylindre a pris sa vitesse, et qu'on abaisse les styles, 

 le déclanchement s'opère automatiquement à un moment réglé par 

 avance. 



Mais il faut par expérience s'assurer que le myographe direct est 

 susceptible d'enregistrer plusieurs oscillations successives très rapides. 

 J'ai vérifié qu'une came représentant deux oscillations séparées par 

 une brusque dépression, donne la même forme de tracés quelle que 

 soit la rapidité de la came. En inscrivant simultanément le myographe 

 direct et un myographe à air, j'ai observé que le tracé de ce dernier 

 était dénaturé, de sorte que les maxima et minima successifs des onde?, 

 au lieu de présenter le retard systématique de 0"01 particulier au myo- 

 graphe à air que j'employais, se trouvaient à des distances de temps 

 variables. 



La méthode directe peut, en effet, s'employer en même temps qu'une 

 méthode myographique à air, pour deux points du muscle distants de 

 3 centimètres seulement, si on utilise comme myographe le cardio- 

 graphe de Marey, ainsi que l'a fait Strohl. 



Je compte établir ainsi le ou les tracés types du réflexe patellaire 

 normal. Mais je puis dire dès aujourd'hui que le tracé direct ne m'a 

 jamais donné la double contraction signalée par Strohl, alors même 

 que le tracé simultané du myographe à air les montrait avec une am- 

 plitude aussi grande que dans la figure qu'il a publiée. 



La légère contraction signalée par Piéron, comme se montrant parfois 

 entre l'ébranlement mécanique et la contraction réflexe, semble être 

 due à l'appareil inscripteur ou à une déformation du muscle par le 

 choc plutôt qu'à une véritable contraction. 



