SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



L'appareil de Pachon nous permet d'être le témoin oculaire des 

 réactions cardio-vascaiaires qui se produisent sous le brassard appli- 

 qué au point où l'on- veut « tàter » le pouls (habituellement au niveau 

 du poignet). Pour tous ceux qui sont habitués à lire la faible ampli- 

 tude que donnent les manomètres à mercure ou autres, Foscillo- 

 mètre de Pachon, qui travaille toujours à pression constante, peut être 

 considéré comme une loupe qui amplifie les réactions sans déformer 

 leur valeur exacte. 



Je me sers du Pachon depuis son apparition, et pendant longtemps 

 j'ai noté la maxima et la minima sans être entièrement satisfait. 



Depuis plus d'un an, aux armées et à l'intérieur, j'utilise l'appareil 

 avec une technique spéciale, très simple, qui me paraît d'un assez grand 

 intérêt clinique. 



Technique. — Il est bien entendu que je manœuvre l'appareil comme 

 tout le monde, mais je ne lis pas comme tout le monde les résultats 

 obtenus par la manœuvre. Lorsque mon brassard en place' a été gonflé 

 jusqu'à une charge de 25 centimètres de pression (par exemple), je fais 

 jouer la soupape et je le détends successivement et régulièrement de 

 1 centimètre et, chaque fois, je lis et je dicte ou j'inscris l'amplitude 

 des mouvements de l'aiguille oscillante. L'amplitude de ces mouvements 

 est appréciée sur les divisions graduées du grand cadran et je dicte, par 

 exemple ; 



22= 1/4, 21 ^ 1/2, 20 = 1/2-1-, 19 = 1, 18 = 2—, 17 = 2 1/2, etc. 

 i/2-\- signifie un peu au-dessus d'1/2': 

 2— signifie un peu au-dessous de 2. 



Ainsi, enreportant par la suite ces chilïres sur ordonnées et abcisses, 

 j'obtiens une courbe des réactions cardio-vasculaires sous la pression 

 décroissante du brassard. Celle-ci doit être prise au repos, à une heure 

 déterminée de la journée, et nous l'appellerons « courbe prototype », 

 car c'est à elle que nous pourrons comparer celles obtenues après effort 

 et dans diverses attitudes somatiques et divers états physiologiques ou 

 pathologiiiues. Je ne crois pas devoir insister sur ce fait qu'il est facile 

 de déduire les maxima et minima des courbes obtenues (1). 



Il n'est pas douteux que la pression artérielle correspond au moment 

 où la contre-pression est égale à la pression, point auquel les ampli- 



(1) M. Delaun.iy vient tout récemment d'établir des courbes par un procédé 

 comparable à celui que je décris, dans un article où il insiste particulière- 

 ment sur la valeur des angles oscillatoires et la facilité de déterminer avec 

 précision la pression maxima (H. Delaunay. La courbe oscilloraétrique; son 

 étude analytique. Gazette hehdoma<)aire des. Sciencefi im'dicalcs de Bordeaux, 

 28 octobre 1917), 



