644 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Ce laboratoire comprend actuellement deux installations différentes : 

 1° Installation, qui fonctionne depuis deux ans comprend : 



a) Un grand cylindre en tôle constituant la chambre de dépression ; 



b) Une pompe aspirante mue par un moteur électrique ; 



c) Une série d'organes de commande et de signaux, réunis sur un 

 même tableau. 



2° Installation qui comprend : 



a) Un deuxième cylindre en tôle beaucoup plus grand; 



b) Un compresseur-détendeur à air pour obtenir très rapidement des 

 très grandes variations de températures. 



Celte deuxième installation est actuellement en cours de montage. 



I. RÉSERVOIR. — Chambre à dépression proprement dite. Mesure 3'"o0 

 de long, et 2 mètres de diamètre, est constituée dans la partie cylin- 

 drique par des plaques de tôle rivées de 5 millimètres d'épaisseur et, 

 aux extrémités, dans les parties planes, par des plaques de tôle rivées 

 de 10 millimètres d'épaisseur. Les tôles sont renforcées intérieurement 

 dans la partie cylindrique et à chaque extrémité par deux fers en I. 



Une porte d'entrée est aménagée à l'une des extrémités, montée sur 

 des charnières dont les axes pivotent dans des trous ovalisés, afin de lui 

 permettre de reposer plus parfaitement sur ses portées. L'étanchéitè de 

 la fermeture est assurée par une bande de caoutchouc faisant tout le 

 tour de la porte et sur laquelle celle-ci vient s'appliquer. 



En outre, une fois la porte fermée, quatre traverses en fer sont bou- 

 lonnées sur elle afin d'assurer une fermeture plus étanche. 



Quatre hublots de 25 centimètres de diamètre sont aménagés de 

 chaque côté à hauteur d'homme afin de permettre de surveiller ce qui se 

 passe à l'intérieur de la chambre. Deux soupapes réglables par des 

 volants à main permettent la rentrée d'air dans la chambre à la vitesse 

 voulue. L'une est commandée de l'intérieur, l'autre de l'extérieur. 



Ce réservoir reposehorizontalement sur un bâti en bois. 



La chambre à dépression de la deuxième installation ne diffère de la 

 précédente que par ses plus grandes dimensions ( 5 mètres de long sur 

 .3 mètres de diamètre), volume = 45 mètres cubes environ, par le plus 

 grand nombre des hublots, 6 au lieu de 4, par le système de ferme- 

 ture. 



Isolement thermique des caissons. — Comprend un revêtement complet 

 extérieur, constitué de dedans en dehors, de la façon suivante : 



1° Une couche de plâtre de 5 à 6 millimètres d'épaisseur; 



2° Une couche de liège aggloméré au bray de 5 centimètres ; 



3° Une couche de plâtre de 5 millimètres; ' . 



4° Une couche de feuilles de liège ordinaire de 2 centimètres ; 



5° Une couche de plâtre avec amiante de 5 millimètres; 



G° Une toile recouvrant le tout. 



