SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1187 



délicat nécessite un colorimètre spécialement affecté à cet usage (1). De 

 plus, toutes les causes d'erreur ne sont pas écartées, malgré les modifi- 

 cations ingénieuses de Follin appliquées au colorimètre Dubosq. En 

 effet, les 2 tubes du colorimètre modifié sont de hauteurs différentes, la 

 lumière traverse donc des colonnes de liquide inégales; et, comme le 

 réaclif de Nessler est toujours coloré, les couleurs obtenues sur les deux 

 demi-disques ne sont pas de tonalité semblable. Le diaphragme iris 

 placé sous le tube le moins haut, comme correcteur, n'arrive, en dimi- 

 nuant la lumière, qu'à modifier la valeur sans corriger les couleurs. Ceci 

 gène pour l'appréciation d'égalité de coloration. L'emploi de l'ex- 

 cellent anti-mousse (alcool caprylique), lors du barbotage, fait 

 troubler la solution sulfurique chargée d'NH', quand on la nesslérise. 

 Ce trouble qui augmente très rapidement modifie la valeur du demi- 

 disque correspondant à la solution à doser; et l'absorption de lumière 

 est parfois telle que la lecture est impossible à faire. 



En opérant avec un très grand soin, on peut par la méthode volu- 

 métrique doser avec une erreur maxima de 10 à 15 p. 100 des quan- 

 tités d'NH' atteignant quelques centièmes de milligramme, quantités qui 

 correspondent à celles contenues dans 10 c. c. de sang. La réussite de ce 

 dosage tient uniquement à la stricte observation des détails de manipu- 

 lation, et des dimensions des tubes qui constituent l'appareil. 



Monter uo appareil composé d'une éprouvette A de 22 centimètres de 

 hauteur, bouchée d'un bouchon de caoutchouc percé de 2 trous, L'air 

 aspiré arrive par un tube, plongeant au fond de l'éprouvette, et, pefcé 

 à son extrémité de trous à la façon des tubes des barboteurs de Villiers. 

 Cette éprouvette est réunie, à un tube barboteur B, en verre neutre, de 

 20 centimètres de haut sur 17 millimètres de diamètre, par un tube 

 perforé semblable au premier, et qui plonge jusqu'au fond du tube 

 barboteur. Un autre petit tube fait communiquer le tube barboteur B 

 avec la trompe à vide. Les tubes faisant communiquer A avec B et B 

 avec la trompe à vide doivent tous dépasser les bouchons de caoutchouc 

 d'au moins 10 centimètres; ceci pour éviter les pertes par projection. 

 L'air aspiré par une trompe à eau passe d'abord par un compteur à gaz, 

 qui mesure le débit, puis par un flacon laveur à SO*H^ étendu qui arrête 

 l'NFP. 



Faire le dosage sur 10 c. c de sang reçu sur de l'oxalate de K (1 ce. 

 oxalate de K 10 p. 100 pour 19 ce. de sang) et que l'on aère au plus 

 tard dans l'heure qui a suivi la prise. Mettre dans l'éprouvette A 10 c. c. 

 de sang, 10 c. c. de solution de Co'K' ou de Ca'Na"- à 20 p. 100 et 2 ce. 

 d'alcool caprylique pour éviter la mousse. Mettre dans le tube B 2 ce 

 So*H'' 1/100 N, 5 c. c. d'eau distillée de façon à avoir une colonne de 

 liquide d'au moins 5 centimètres de haut, ce qui est nécessaire pour 



(1) Follin. Journ. of Biol. Chem., t. XI, p. 533, 1912. 



