1424 



REUNION BIOLOGIQUE DE STRASBOURG 



Il se compose essentiellement d'un levier léger L mobile autour d'un 

 axe et auquel sont transmis, par l'irrlermédiaire d'une tige rigide R, 

 les mouvements communiqués par le muscle au bouton explorateur B. 

 Voici maintenant, brièvement décrites, les particularités de construc- 

 tion destinées à en faciliter l'usage. 



Aux extrémités d'une tig(# métallique SS' se trouvent deux bagues 

 dans lesquelles coulissent deux autres tiges P et Q portant, à leurs 

 extrémités, l'une le cylindre enregistreur C, l'autre le myographe (voir 



b 



5 



s_ 



c 



R 



schéma ci-contre). Au moyen d'un double système de curseurs E et F, 

 on peut en même temps régler l'amplification du tracé et s'assurer que 

 le bouton B se trouve dans le prolongement de la tige Q. Ceci est impor- 

 tant car, ainsi que dans les supports dits « à réglage », la partie U V 

 peut tourner autour de son axe MN, de manière à permettre l'affleure- 

 ment du style au moment de l'inscription. Si le bouton B est sur le pro- 

 longement de MN, ce qui est toujours facilement réalisable, au moment 

 où se produit l'affleurement du style, il n'y a pas de déplacement de B, 

 qui tourne seulement légèrement sur lui-même. Un système de com- 

 mande à distance G, analogue à ceux employés pour les obturateurs 

 photographiques, permet, par l'intermédiaire d'un câble souple, de 



