SÉANCE DU 19 DÉCEMBRE 14525 



réaliser le mouvement d'affleurement du style sans toucher directe- 

 ment à l'appareil. Enfin un ressort antagoniste H est destiné à régler 

 la force d'appui du bouton B sur le muscle. 



Il y a intérêt, pour l'étude détaillée des courbes myographiques, à ce 

 que la vitesse de translation du papier sur lequel s'inscrit le phénomène 

 soit d'environ 40 centimètres à la seconde. Dans ce but, le cylindre 

 ayant 50 centimètres de périphérie exécute un tour en 1 sec. 3 avec une 

 vitesse rendue constante par un bon régulateur. La vitesse peut être 

 diminuée au moyen d'un mécanisme approprié. Si l'on veut la con- 

 trôler et inscrire le moment de l'excitation, on peut fixer, sur la partie 

 UV du support, un Desprez double en relation électrique avec un dia- 

 pason et l'appareil excitateur qui suivra le mouvement du style au 

 moment de l'affleurement. 



Ajoutons que la tige SS' coulisse elle-même dans une bague qui se 

 trouve à l'extrémité d'un bras horizontal, non représenté sur la figure, 

 pouvant se déplacer le long d'une tige verticale fixée solidement sur 

 une base en fonte. L'appareil peut ainsi prendre toutes les positions 

 sans que la situation du myographe par rapport au cylindre soit 

 modifiée. 



Dans ces conditions, l'inscription d'un réflexe devient une chose très 

 simple et facilement exécutable par un seul opérateur. Le membre 

 étant convenablement disposé et bien immobilisé, on place l'appareil de 

 telle façon que le bouton B soit au point d'épaississement maximum du 

 muscle et le style à quelques millimètres du cylindre. Puis, le cylindre 

 est mis en marche, et, lorsque au bout de quelques tours sa vite&se est 

 devenue constante, on produit d'une main l'excitation tandis que de 

 l'autre on appuie sur le poussoir G, juste le temps nécessaire (soit envi- 

 ron une seconde) pour que tout le phénomène soit inscrit. 



Les courbes myographiques de réflexes tendineux obtenues avec cet 

 appareil sont en tous points semblables à celles que nous avons publiées 

 antérieurement et présentent les deux soulèvements caractéristiques ■ 

 sur lesquels nous ne reviendrons pas aujourd'hui. 



Cet appareil se prête également bien à l'enregistrement des secousses 

 électriques. Il suffit de remplacer le bouton B par une petite électrode 

 qui se trouve à l'extrémité d'une tige isolée et en relation par un fil 

 avec un des pôles de la source électrique. 



