160 Sitzung der physikalisch-mathematischen Klasse 



schlagen, theils wirklich hergestellt worden sind, und in. wel- 

 chen meistens das Quecksilber durch einen Kolben bewegt wird. 



Erst in neuster Zeit ist die Quecksilber-Luftpumpe zu An- 

 sehen gelangt, seitdem der Glaskünsller Geifsler in Bonn sie 

 zur Anfertigung der nach ihm benannten evacuirten Röhren be- 

 nutzt, und dabei ein Vacuum von einer Vollkommenheit darge- 

 stellt hat, wie es mit der besten Kolben -Luftpumpe nicht zu 

 erhalten ist. 



Die Geifsler'sche Pumpe, welche dem gröfseren Publikum 

 zuerst durch eine hier im Jahre 1858 erschienene Schrift des 

 Dr. Theodor Meyer über das geschichtete elektrische Licht 

 bekannt geworden ist, weicht in ihrem Principe nicht von der 

 Svedenborg'schen ab, hat aber eine ihrem speciellen Zweck mehr 

 ejitsprechende Gestalt. Sie ist bis auf das Gummirohr, welches 

 den ehemaligen Lederschlauch ersetzt, ganz aus Glas verfertigt, 

 und, was die Theile betrifft, welche die zu evacuirende Röhre 

 mit dem Pumpenkörper verbinden, das Hineinbringen verschie- 

 dener Gase und das Austrocknen derselben gestatten, mit gro- 

 fjser Sauberkeit und Geschicklichkeit ausgeführt. Dagegen ist 

 die Vorrichtung zum Aufrichten und Niederlegen des beweg- 

 lichen Rohrs nur roh , und leicht Beschädigungen ausgesetzt. 

 Anfangs wurde diese Operation aus freier Hand vollzogen, 

 — späterhin, da sich dieses bei einem Glasrohre und einer Queck- 

 silbermasse von 30 bis 40 Pfund als zu beschwerlich und ge- 

 fährlich erwiefs, mit Hülfe einer Winde. 



In neuester Zeit hat der hiesige Geifsler Pumpen klei- 

 nerer Art construirt, welche nur 15 Pfund Quecksilber fassen. 

 Bei diesen sind die beiden Glasrohre ersetzt durch einen lan- 

 gen und starken Gummischlauch, welcher das ovale Verdün- 

 nungsgefäfs mit einer Glaskugel von gleicher Capacität verbin- 

 det. Und die Operation des Evacuirens geschieht dadurch, dafs 

 die Glaskugel aus freier Hand abwechselnd auf den Fufsboden 

 und auf ein neben der Pumpe befindliches Gestell gelegt wird. 

 Diese Vorrichtung ist einfach, mufs aber das Bedenken erregen, 

 ob der Gummischlauch lange vorhalten werde; aufserdem er- 

 fordert die Operation einen nicht unbedeutenden Kraftaufwand 

 und setzt den Apparat leicht Gefahren aus. 



