SÉANCE DU 9 FÉVRIER 



141 



ment B. Le liquide est introduit dans le ballon, posé sur son fond, à 

 l'aide du tube à entonnoir, le robinet étant placé de façon à permettre 

 l'échappement de l'air par le tube latéral et la pipette. Ayant pris soin 

 de boucher à l'ouate Forifîce de l'entonnoir et celui du réservoir C dans 

 lequel plonge le tube terminal de la pipette, on porte l'appareil à l'auto- 

 cîave, sans déplacer le robinet qui met en communication avec l'exté- 

 rieur la masse d'air renfermée dans le ballon, par l'intermédiaire de 

 l'orifice terminal de la pipette. Pour répartir le liquide après stérilisa- 

 tion, il suffit, ayant fait tourner le robinet de 180°, de placer le ballon 

 sur un support dans la position indiquée par la figure. En ramenant le 



robinet dans la position primitive, on détermine l'écoulement du liquide 

 dans la pipette; lorsque celle-ci est pleine, le liquide continue à s'écou- 

 ler par l'orifice terminal fonctionnant comme trop-plein et s'accumule 

 dans le réservoir C. Une rotation de 180° du [robinet R permet l'écou- 

 lement par le tube B du contenu de la pipette. La répétition de cette 

 manœuvre très simple permet de répartir avec une grande rapidité le 

 liquide, par 10 c. c, dans une série de tubes préalablement stérilisés. La 

 perte due au fonctionnement du trop-plein est minime; le liquide accu- 

 mulé dans le réservoir C peut être évacué de temps en temps par le 

 tube à robinet r. 



Cet appareil trouve également son emploi lorsqu'on se propose de 

 suivre la marche d'une fermentation ; dans ce cas, la semence est intro- 

 duite par le tube à entonnoir dans le milieu de culture, et le ballon est 

 placé à l'étuve dans la position représentée sur la figure. Une simple 



