502 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



soit la méthode employée, une succession de plusieurs secousses au 

 sujet desquelles il donne d'ailleurs une interprétation tout à fait diffé- 

 rente de 1^ nôtre. 



Nous avons accueilli les affirmations de M. Castex avec quelques 

 réserves : d'abord parce que la transmission à air employée couramment 

 pour la myographie, depuis Marey, et dont la fidélité a été reconnue par 

 Donderspour la plupart des actes physiologiques, nous paraît avoir fait 

 ses preuves; de plus, parce que la contraction musculaire ne s'est pas 

 toujours présentée à nous avec la complexité qu'elle manifestait pour les 

 réflexes tendineux. Les réflexes cutanés, le réflexe contro-latéral des 

 adducteurs, les secousses électriques se sont. toujours montrées, avec 

 notre technique, être des contractions simples, ce qui n'aurait pas été 

 le cas si le dédoublement de la courbe était dû au système de trans- 

 mission. 



Enfin, il nous a semblé que M. Castex s'était mis dans des conditions 

 peu favorables pour obtenir des tracés reproduisant, dans tout son 

 détail, la forme de la réaction musculaire. En effel, il nous paraît de 

 toute évidence que la transmission du mouvement au moyen d'un fil de 

 plus de 65 centimètres, se réfléchissant sur une poulie de renvoi, est 

 susceptible d'amortir les acci4ents de la courbe myographique. Il est 

 vrai que, suivant M. Castex, son myographe s'est montré capable 

 d'enregistrer plusieurs oscillations successives produites par une 

 came. Mais rien ne nous autorise à admettre une assimilation quel- 

 conque entre ces oscillations et le soulèvement d'un muscle percuté. 



Nous nous sommes alors proposé d'utiliser la méthode d'inscription 

 suivante, qui est, croyons-nous, à l'abri de ces causes d'erreurs. 



I.e membre re]Trosant par ses extrémités et horizontalement sur un caJre en 

 bois, un diique mince de liôge est maintenu au contact du point que l'on veut 

 explorer au moyen d'une bride constilui'e par de la membrane de caout- 

 chouc fortement tendue, et attachée à 2 vis placées sur les parties latérales du 

 cadre. Sur ce disque est collée une plaque métallique s'articulant avec un 

 levier d'aluminium. 



Ce premier levier vertical est relié lui-même à un deuxième, horizontal, au 

 moyen de deux curseurs articulés, grâce auxquels la position du style et 

 l'amplification peuvent être réglées assez facilement. Une des extrémités de 

 ce levier pivote autour d'un axe, et l'autre porte un stylet qui inscrit sur un 

 ' cylindre placé verticalement. Tout le système mobile est ainsi entièrement 

 composé de pièces rigides, donc sans ressort de rappel, et son poids reste 

 cependant très minime : 2 grammes. 



L'inscription du temps est réalisée au moyen d'un signal de Doprez, montr- 

 en série avec un diapason donnant le centième de seconde. Etant surtout 

 désireux de connaître la forme de la contraction plutôt que sa période 

 latente, uous n'avons pas enregistré le moment du choc qui précède d'ailleurs 

 de peu l'apparition de la ?ecoiisse mécanique. 



