646 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



ÉCHELLE COLORIMÉTRIQUE DESTINÉE A PERMETTRE, A l'aIDE d'uNE SOLUTION 



DE Vert hrillant, l'évaluation rapide de la teneur en acide chlor- 



HYDRIQUE LIBRE d'uN LIQUIDE DONNÉ, 



par MM. Maurice Delort et Roche. 



Le Vert brillant est un des réactifs à maniement le plus facile pour 

 déceler, dans un liquide, la présence d'acide clilorhydrique libre. De 

 bleue qu'elle est à l'état normal, la solution devient verte, passant par 

 différentes teintes, suivant la teneur en IICl libre du liquide qui lui est 

 mélangé. 



Son nom chimique est : sulfate de telraéthxjldiamidotri'phénylcarbinol\ 

 ses noms usuels : vert brillant, vert solide, vert Victoria. 



Introduit dans la pratique médicale par Lépine, il a été particuliè- 

 rement expérimenté par l'École de Saint-Antoine. 



Dans le Traité des maladies de Vestomac, de 1892, Mathieu cite les 

 travaux de Laboulais, qui en a précisé la technique usuelle. 



La solution à adopter est à 1 p. 5.000 : Si on mélange 2 ce. de cette 

 solution à 2 ce. d'un liquide à examiner (en l'espèce le suc gastrique), 

 2 phénomènes se produisent: un changement de teinte, une dccoloralion. 



1° Changement de teinte, — Le mélange passe : à la teinte verte, avec 

 une solution de 0,05 d'acide clilorhydrique p. 1.000; à la teinte jaune 

 vert, avec une solution de gr. 30 p. 1.000; à la teinte jaune plus 

 accentuée, avec une solution de 2 grammes p. 1.000. 



2° Décoloration. — Il n'y a aucune décoloration au-dessous de gr. 30 

 d'acide chlorhydrique pour 1.000. Il y a décoloration en 1 à 2 heures avec 

 une solution de 1 gramme d'acide chlorhydrique pour 1.000 grammes. 



Telles sont les notions mises à jour par Laboulais et rapportées dans 

 ce Traité. 



Nous avons cherché si le seul et immédiat changement de teinte ne 

 pouvait pas servir à préciser rapidement la teneur en acide recherchée. 

 Ceci avait de l'intérêt, soit dans un laboratoire, à titre de contrôle, soit 

 loin de tout secours des réactions chimiques pour pouvoir faire cette 

 évaluation rapidement et exactement sans appareil ni réactif compliqué, 

 c'est pour ce faire que nous avons construit en collaboration avec 

 M. Roche, chef de laboratoire du Centre de gastro-entérologie du G. M. P., 

 une échelle colorimétrique graduée de 0,25 p. 1.000 à 2. 



Il fallait trouver un mélange à coloration stable qui, fait à des taux 

 bien déterminés, reproduise exactement la teinte. Plusieurs mélanges 

 colorants avaient été essayés. L'un des premiers dont le résultat se 

 rapprochait du but recherché était un mélange de bleu de méthylène, 

 d'une solution d'acide picrique et de liqueur de Gram. Ce mélange avait 

 comme principal désavantage d'être irrégulier, de précipiter parfois 



