SÉANCE DU 27 JUILLET 803 



seul Apanteles : sauf les très rares qui ont succombé en cours d'éle- 

 vage, et dont aucune ne renfermait de larves du parasite, toutes ont 

 donné des chrysalides. 



Deuxième partie. — Aidé des données ci-dessus, il me reste à voir 

 quels résultats j'obtiendrai en séparant en deux des placards d'œufs de 

 Piérides, et en mettant au contact d'Apanteles d'une part les moitiés 

 portant les œufs à différents stades, jusqu'à l'éclosion, d'autre part les 

 moitiés portant les chenilles, plus ou moins longtemps après l'éclosion 

 de ces dernières, et seulement après cette éclosion. Car Fabre ne s'est 

 nullement préoccupé de savoir ce que devenaient les œufs de Piérides 

 qu'il avait vu piquer par des Apanteles. 



Dans une autre note je ferai connaître mes recherches sur la façon 

 dont les Apanteles sortent des chenilles de Pieris brassicx. 



Appareil décomposeur des tremblements, 

 par Marcel Briand et Jean Philippe. 



Cet appareil est destiné à décomposer les oscillations des tremble- 

 ments pathologiques ou autres, pour en faciliter l'étude en inscrivant 

 séparément les mouvements verticaux et ceux à direction horizontale. 

 Il se compose essentiellement de deux cuvettes de tambour de Marcy 

 portées par un support, l'une (A) dans le plan horizontal et la membrane 

 regardant le sol ; l'autre (B) dans le plan vertical, le cuivre de la cuvette 

 adossé au support et sa membrane tournée vers l'horizon. 



Chaque membrane porte, au centre, une petite pastille d'aluminium, 

 prolongée en une tige légère et d'environ 10 centimètres. La tige de la 

 cuvette A descend verticalement et celle de la cuvette B s'étend horizon- 

 talement. A leur point de rencontre, la tige horizontale est renflée en un 

 petit anneau dans lequel la tige verticale peut glisser à frottement. Un 

 enduit gras rend ce frottement pratiquement négligeable. 



Enfin, la tige verticale porte, à quelques centimètres au-dessus de 

 l'anneau, une petite barrette d'aluminium en croix. 



Chaque cuvette est reliée séparément à un tambour inscripteur. 

 Supposons maintenant que le support de ces cuvettes soit à hauteur 

 d'homme ; plaçons en face un éthylique ou Un émotif, la main étendue 

 dans la position classique et posant l'extrémité des doigts sur la barre 

 en croix, en contact avec la tige verticale. Les oscillations de haut en bas 

 de son tremblement agiront sur la membrane de la cuvette A, et par 

 conséquent, sur la plume du tambour relié à cette cuvette ; mais elles 

 Biologie, Comptes rendus, — 1918. T. LXXXl. 06 



