SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 



1225 



pient, de forme et de paroi quelconques, doit avoir 40 litres environ de 

 capacité (pour une température correspondant à 8 ou 10 kilogrammes 

 de pression), un orifice de trop-plein (b) à sa partie supérieure et un 

 orifice d'arrivée d'eau froide et de vidange (c) à sa partie inférieure. 

 Le serpentin est un tube de cuivre de 10 millimètres de diamètre et de 

 ^ à 4 mètres de-Jong, dont les deux extrémités sont munies d'ajus- 

 tages-raccords à écrous (d et e); l'orifice de sortie (e) est muni d'un 

 robinet. 



Tube de communication (T) entre l'autoclave et le réfrigérant : en 

 laiton, adaptable de façon étanche à l'autoclave et au réfrigérant. 



^^^^^^^^^^^ 



^^^^^^^^^^^^^^^^!^S^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 



Tuyau et lance d'arrosage (L) : le tuyau, en caoutchouc épais, 

 long de 1™50, se fixe de façon étanche à la tubulure de sortie (e) 

 du réfrigérant. La lance est un embout de laiton, conique, de 

 0™2o de long: il porte à son extrémité une petite pièce vissée, inter- 

 changeable, percée en son centre d'uh trou de 0,2 à 0,5 millimètre de 

 diamètre. 



L'autoclave et le réfrigérant pourraient être placés sur un petit 

 châssis roulant, et former ainsi un appareil peu encombrant, suscep- 

 tible d'être aisément amené et déplacé dans une salle d'opération. 



Le fonctionnement de cet appareil est des plus simples. L'autoclave 

 reçoit le liquide (j'ai utilisé l'eau salée à 8 p. 1.000, et mon autoclave en 

 contenait 10 litres). On stérilise ce liquide à la pression désirée ; voici la 



