SÉANCE DU 16 DÉCEMBRE 1231 



appliqué à la thérapeutique des fractures comminutives s'accompagnant 

 de plaies infectées, récentes ou anciennes. Notre espoir n'a pas été 

 déçu. Tandis que nous évitions par l'ionothérapie les scléroses muscu- 

 laires, l'atrophie, les ankyloses, bénéfice inappréciable dans le traite- 

 ment des fractures, ou que nous faisions régresser celles qui existaient 

 déjà lorsque nous commencions le traitement électrique, tandis que 

 nous agissions en un mot sur les tissus et le milieu même de l'infection, 

 nous constations une influence microbicide indéniable, aussi satisfai- 

 sante que celle que nous obtenions par l'emploi des antiseptiques 

 banaux ou de l'irrigation discontinue à la solution de Dakin. 



Les circonstances de la guerre ne nous ont pas permis de faire une 

 bibliographie complète de la question, ni de poursuivre expérimentale- 

 ment des recherches qui établiraient plus scientifiquement l'action de 

 l'ionisation sur tel ou tel agent microbien. Nous nous en excusons. Les 

 observations rapportées ici ne sont qu'un document clinique versé dans 

 le débat ouvert sur la valeur thérapeutique des innombrables agents 

 microbicides. 



Le dispositif xxVû'isé est un appareillage de fortune. Le courant continu 

 est fourni, soit par le moteur du camion radiologique, soit par une 

 batterie de 4 piles sèches (système Hydra). 



La graduation do l'intensité est obtenue au moyen d'un rhéostat 

 liquide composé d'un tube en U rempli d'une solution acidulée dans 

 laquelle plongent plus ou moins profondément deux pôles de charbon. 

 Là meswe de Vintensilé se lit sur un milliampèremètre intercalé dans le 

 circuit. Lorsque nous employons de fortes intensités dépassant le 

 chiffre maximum donné par l'appareil, nous dérivons les 9/10" du cou- 

 rant au moyen d'un shunt. L'appareillage est complété par les Ois 

 conducteurs et les deux électrodes indX\.d.q\]idJù\QS.V électrode iyidiff érenle 

 consiste en une plaque métallique re'couverte de peau de chamois et 

 d'une couche de coton hydrophile imbibé d'eau. Elle, est placée et fixée 

 sur une région quelconque du corps : dos, cuisse, ^{c^L'' électrode active 

 est formée de compresses et de coton hydrophile imbibés de la solution 

 choisie et recouverts d'une plaque métallique reliée au circuit. Les 

 compresses sont appliquées directement sur la plaie, insinuées dans les 

 diverticules. L'électrode active est, bien entendu, absolument stérile; 

 les plaques métalliques sont stérilisées avant usage, aux vapeurs de 

 formol. 



Ce dispositif général peut varier; c'est ainsi qu'il est possible de 

 plonger le membre entier dans un récipient isolé et inattaquable conte- 

 nant la solution active reliée au circuit par un fil métallique ou une 

 plaque de charbon. Nous avons utilisé deux solutions à pouvoir antisep- 

 tique nul ou faible, mais possédant un ion énergique : la solution chlo- 

 rurée physiologique et la solution d'iodure de potassium à 1 p. 100. 

 L'ion chlore et l'ion iode étant des anions on relie Yélectrode active au 



