SÉANCE DU f5 MARS 505 



.\flî:TIIODE DE DÉXOMI'.KI'MI.M DJRECT HKS l'LAOI IMTES SANGUINES 



i»ai- (Jf.UF Thomsen. 



Les méthodes jusquïci einplo^eos pour le dénombrement des pla- 

 quKîttes du sang sont assez compliquées ei peu exactes. Nous allons 

 exposer une méthode, nouvelle et simple, basée sur l'extrême sta- 

 bilité que présentent les plaquettes sanguines tenues en suspension 

 par le plasma du sang. Le sang est recueilli dans une solution de 

 citrate de soude. Après 2 à 3 heures de repos, qui permettent aux 

 globules de descendre suffisamment pour qu'il n'en reste plus dans 

 la portion supé'ieure du liquide, on compte les plaquettes flottant 

 dans ie plasma. Avec le nombre ainsi obtenu, on calcule facilement 

 celui des plaquettes par centimètre cube. Voici les détails du pro- 

 cédé. 



Le sang est recueilli, par ponction d'une veine, dans un petit tube 

 à^ essai gradué (voir la figure), contenant 0,5 ce. d'une solution de 

 citrate de soude à 10 p. 100 (allant jusqu'à la division 0,5). Le rem- 

 plissage de sang s'arrête à la division 5 (contenu en sang : 4,5 c.c). 

 Le tube est fermé au^moyen d'un bouchon de caoutchouc, puis on 

 le renverse deux ou trois fois afin de bien mélanger le sang et le 

 citrate ; on nettoie le bouchon et la paroi intérieure du tube ; on 

 place le tube dans un support, ou on le laisse pendant 2 à 3 heures 

 avant de dénombrer les plaqui'îles- sanguines. Pour ce faire; on 

 aspire, avec soin, dans une pipette Pasteur, un peu du plasma 

 citrate, jusqu'à un niveau arbitrairement marqué sur la paroi de la 

 piquette (il y a avantage à se servir d'une pipette graduée). Ensuite, 

 la quantité aspirée du mélange est déposée dans" un petit tube et 

 additionnée d'un volume de solution saline physiologique, propor- 

 tionné au nombre des plaquettes sanguines contenues dans le plasma 

 en vue d'obtenir une dilution appropriée au dénombrement. D'ailleurs, 

 on s'habitue vite à déterminer, au jugé, d'après la lactescence du 

 plasma,, du degré de dilution convenable. Dans les cas de nombre 

 très diminué de plaquettes sanguines (chiffres' voisins de 20.000 

 par millimètres cubes) on ne dilue pas du tout ; autrement, on ajoute' 

 un volume de li.c[uide diluant calculé de façon, à ce qu'en règle géné- 

 rale, le volume total soit deux à quatre fois plus grand que le volume 

 de plasma traité. Une goutte prélevée sur ce mélange est déposée 

 dans un hématimètre Thoma-Zeiss et on attend pour dénombrer les 

 plaquettes une demi-heure à 1 heure, ou plus. En effet, c'est le temps 

 nécessaire aux plaquettes pour descendre sur un plan à peu près 

 égal, dans une chambre haute de 1/10 de millimètre. Un peu d'exer- 



