(27) . ■ &ÉANCE DL \X^ MARS 507 



de chaque case de la chambre Thoma-Zeiss = (1/20)^ (1) x 1/JO (2) 

 de millimètres cubes. 



Cependant, il ne suffit pas d'élablir le nombre de plaquettes par 

 millimètre cube de mélange plasma-citraté, ce nombre dépendant 

 non seulement du nombre des plaquettes contenues dans le sang, mais 

 aussi du nombre de globules. Le nombre (X) de globules par milli- 

 mètre cube du sang .s'obtient aisément de la formule suivante : 



A^ /iooo X (^a + 5/ioo b) X looo 

 (a + b : o,5) x looo 



ou A^ = la moyenne de {ilaquettes par case x le nombre de dilu- 

 lion ; a = la hauteur de la couche du plasma citrate après centrifu- 

 galion énergique du tube ; 6 = la hauteur des globules après cen- 

 liifugation (voir figure). 



On remarquera que, dans notre formule, le dénominateur repré- 

 sente le nombre total de plaquettes dans le plasma-citrate, puisqu'il 

 faut compter qu'après une eentrifugation intensive il reste environ 



5 p. tOO du liquide avec les globules. Le nombre total des plaquettes- 

 contenues dans le plasma-citraté, divisé par le nombre total de mil- 

 limètres cubes de sang (ce dernier nombre s'élève, quand le mélange- 

 atteint la division 5, à 4,5 x LOOO) donne le nombre de plaquettes- 

 par millimètre cube de sang. 



•Ainsi, le calcul d'un cas donné se réduit à la multiplication de la 

 grandeur A-^ par un nombre déterminé qu'on trouAe indiqué dans le 

 tableau ci-dessous et à la lecture de la valeur h. après la eentrifu- 

 gation. L'appareil centrifuge, dont je me suis ser\'i. fait 2 à 3.000 

 tours, environ, à la minute, et la eentrifugation avait lieu pendant 

 20 minutes. Au cas où on ne disposerait pas d'un appareil à eentri- 

 fugation puissante, on pourra établir, d'après le tableau, et en dénom- 

 brant les globules rouges par millimètre cube, le nombre avec lequel 

 A^ doit être multiplié. Ce nombre qu'on établit toujours dans toutes 

 les maladies du sang, correspondra évidemment, dans chaque cas 

 particulier, à une hauteur déterminée de h. La descente des pla- 

 c{uettes s'opère avec une lenteur telle qu'il n'a pa|; été possible, à 



6 heures d'intervalle, de constater une différence. Il n'a jamais été 

 observé d'agglutination. Quant au nombre de plaquettes rele\é chez 

 les personnes bien portantes, il s'est trouvé compris entre le^ valeurs 

 de 206,700 et de 413.400 ; en règle générale, il était de 250.000 -- 



iioo.oop. 



La méthode emploj^ée offre l'avantage de permettre l'utilisation du 



(i) Les cases ont 1/20 millmiètre de côté. 



(a) La chambre a i/io millimèlre de hautelir. 



