SÉANCE D'U. IS' MM 



735 



M.^iSOLE MAA'OiVlÉXRIO. ii„ 



par J'.-L. Pech. 



Description de Vinslrumenl (1). — Le masque manométeique se 

 compose de deux pièces : 



1° D'un masque métallique muni d'une garniture pneunaatique en 

 caoutchouc, pouvant enfermer hermétiquement les orifices, respira- 

 toires d'un êlre humain-. €e masque, placé sur le visage d'un sujet ne 

 communique avecratmosphère ambiante qu'au moyen d'un orifice 0, 

 percé dans mie mince paroi métallique, et qui est l'orifice équiva- 

 lent (2) d'un puissant appareil respiratoire. En arrière de i'orifice U 

 et un peu au-dessous de son bord inférieur, s'ouvre une tubïiiure A 

 qui sera, par un tube de caoutchouc, reliée à un manomètre mensu- 

 rateur. 



2° D'un manomèlre gradué en litres et fractions de litres à là 

 seconde, et qui donne à chaque instant, le masque lui étant relié après 

 avoir été placé sur un sujet vivant, la valeur du débit respiratoire, 

 aussi bien à l'inspiration qu'à l'expiration. Un bouton latéral B per- 

 met, par un léger mouvement de rotation,, de faire coïncider l'aiguille 

 mensuratrice avec le zéro de la graduation. 



Nature des mesures laites avec le masque manométrique. — Le 

 masque manométrique permet de mesurer le débit respiratoire d'un 

 être vivant en litres à la seconde, aussi bien à l'inspiration qu'à l'expi- 

 ration. Cette mesure permet d'évafuer la valeur fonctionnelle d'un 



(i) Construit par G. Boulitte. 



(2) On appelle orifice équivalent d'un système de conduites, un orifice en 

 mince paroi de section telle que la même dépression y fasse passer, pendant le 

 même temps, le même volume d'air que dans le système de conduite. 



