962 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Présentation d'un oculo-compresseur manométrique, 

 par J. RouBiNovn'Oii. 



Après avoir établi en mai 1916, un premier modèle de compres- 

 seur oculaire, pour l'étude du réflexe oculo-cardiaque, et dont, la pré- 

 sentation a été faite alors à l'Académie des Sciences, par ,1e bienveil- 

 lant intennédiaire du P'' Charles Hichet, j'ai continué l'étude du per- 

 fectionnement et de la simplification de mon appareil, dont j'ai l'hon- 

 neur de présenter aujourd'hui à la Société de Biologie le modèle nou- 

 veau. Mon oculo-compresseur actuel est manométrique. 11 se com- 

 pose d'un bandeau frontal en cuir ou tissu inextensible, muni sur sa 

 face interne, de deux pochettes ovales en caoutchouc (feuille anglaise 

 dite encore « para ») ; de ces deux pochettes partent des tubulures 

 coudées auxquelles s'adaptent des tubes en caoutchouc résistant. 

 L'insufflation de chaque pochette pneumatique est rendue indépen- 

 dante au moyen d'un petit robinet intercalé sur chacun des conduits 

 qui relient les pochettes. Les tubulures communiquent à un raccord 

 en T pour aboutir ensuite à un tube unique au bout duquel se trouve 

 un robinet à trois voies. Ces trois voies permettent la communica- 

 tion des pochettes avec un manomètre et une poire d'insufflation. 

 Pour se servir de cet appareil, il n'y a qu'à appliquer le bandeau 

 frontal de façon à ce que les pochettes touchent les globes oculaires 

 couverts, au préalable, avec un petit carré de gaze aseptique. Le 

 bandeau frontal étant muni au milieu d'un dégag-ement, il se place ai- 

 sément en s'adaptant sur la région dorsale du nez. De plus, les 

 pochettes pouvant glisser à droite et à gauche, grâce à des rainures 

 taillées dans le bandeau, elles peuvent s'appliquer à toutes les confor- 

 mations orbitaires. Le bandeau, une fois placé, est fixé derrière la 

 tête, au moyen d'une 'boucle à ardillon. On s'assure ensuite de l'ou- 

 verture des divers robinets et on comprime la poire à insufflation, en 

 se guidant par le manomètre à mercure : on peut comprimer ainsi les^ 

 globes oculaires depuis 1 jusqu'à 30i ou 35 centimètres de mercure. 

 Désire-t-on s'arrêter à un degré déterminé de compression, on in- 

 suffle les pochettes jusqu-à l'obtention du degré voulu et on ferme le 

 robinet à trois voies qui suit immédiatement la poire d'insufflation. 

 Veut-on étudier les effets de la compression monoculaire, on n'a qu'à 

 fermer un des robinets qui se trouve sur le tube adjacent à chacune 

 des pochettes pneumatiques. L'appareil peut être maintenu sur place 

 au degré voulu de Compression, le temps jugé nécessaire par la per- 

 sonne compétente qui l'applique. 



Il est facile de se rendre compte que l'oculo-compresseur nianomé- 

 trique ainsi constitué, permet d'obtenir une compression des globes 



