M 72 



RÉUNION DANOISE DE BIOLOGIE 



(82) 



vasion microbienne pourrait se produire, en outre, dans les centres 



iésés. 



Une nouvelle méthode -pour la détermination de la conductibilité 

 électriouei des solutions. 



Note de Johanne, Christiansen, présentée par C.-J. Salomonsen. 



La détermination 'de la conductibilité ne se fait guère aujourd'hui 

 que par la méthode de Kohlrausch. Cette méthode, d'une sensibilité et 

 d'unei précision extrêmes, fournit la mesure directe de la conducti- 

 bilité, tandis que celle que nous allons exposer est loin d'être aussi 

 exacte, et les résultats qu'elle donne doivent être convertis à l'aide de 

 courbes ou de tables. En revanche, elle est très expéditive et ne de- 

 mande qu'un minimum d'outillage, à savoir : Un voltmètre et un réci- 

 pient pour le liquide. 



FiG. I. 



La méthode (fig. 1) consiste, dans l'intercalation d'un voltmètre V 

 (jusqu'à 220' volts) et. d'un tube en U, contenant le lic[uide à étudier 

 (urine, etc.), dans le courant continu fourni par les usines électriques 

 do la ville. En raison de la résistance énorme du voltmètre (30.000 

 ohms environ), l'intensité du courant sera assez faible- pour exclure, 

 pratiquement parlant, la possibilité d'une polarisation. On peut donc, 

 sans faire emploi d'électrodes de platine, laisser tremper les fils de 

 €uivre à même le liquide. Le tube en U (fîg. 1), à grande lumière en 

 haut, devient capillaire dans sa partie moyenne, de manière à éviter 

 à l'opérateur le souci de surveiller la longueur mouillée des fils. Les 

 parties supérieures des branches ont 7 cm. de long et 7 m.m. de 

 large, tandis que la portion capillaire, longue de 32 cm. a 1,8 m.m. 

 de diamètre. Ce tube, relié à un voltmètre d'environ SO.OOO^ohms de 

 sésistance, se prête bien aux analyses d'urine. 



