(83) SÉANCE DU 25 JUIN ' 1173 



Pour effectuer les mesures, on lourne le oomniulaL'eur et ou con- 

 sulte le vollmètre : plus est grand lecart de ce dernkr, et plus est 

 faible la résistance (c'est-à-dire la conductibilité) de la solution consi- 

 dérée. Il est bien -entendu ciue, pendant les mesures, la température 

 devra être constante, ce qui s'obtient aisément en disposant le tube 

 en U dans un vase cylindrique contenant de l'eau à une température 

 désirée. Celle de 18° est jn-éférable, la plupart des déterminations de 

 conductibilité ayant été opérées à cette température. 



Evidemment, les écarts relevés au voltmètre ne seront pas propor- 

 tionnels à la conductibilité du liquide. On devra mettre au point l'ap- 

 pareil en préparant une série de solutions de chlorure de sodium et 

 relever, au fur et à mesure, les écarts correspondants d,u voltmètre, 

 qu'on inscrira ensuite sur une eourbe. C'est l'affaire d'une demi- 

 heure. Ceci fait, on pourra exprimer la conductibilité de l'urine exa- 

 minée soit par la notation de la solution de NaCl qui a la même con- 

 ductibilité, soit par la valeur absolue de cette conductibilité, valeur 

 qu'on trouvera consignée dans une table des conductibilités du NaCl 

 à 18°. Quant à la forme du récipient, on la choisira d'après le liquide 

 expérimenté : l'eau de puits let l'eau douce demandent un vase de 

 grand diamètre ; l'eau salée, l'urine, le sérum sanguin, etc., un réci- 

 pient capillaire. 



FiG. 2. 



Pour le sérum sanguin et autres liquides dont on n'a, le plus^ sou- 

 vent, que de petites quantités à sa disposition, on fera bien de choisir 

 un récipient de la forme suivante (fîg. 2.). 



Dans un tube capillaire à paroi épaisse (de 1,3 m.m. de diamètre) 

 se trouvent insérés, à une distance préalablement détermihiée par voie 

 empirique (4 cm. environ) deux fils de platine. L'extrémité de ces 

 fils, qui sort du tube, a la forme d'un anneau, afin de se briser moins 

 facilement. On aspire du sérum sanguin à l'aide- d'un tuyau en caout- 

 chouc engainant le tube, puis on enlève le tuyau et on dépose le tube 

 sur deux petites capsules remplies de mercure, montées sur un sup- 

 port en bois et communiquant avec le voltmètre et le commutateur- 

 Le court circuit est produit au moyen d'une verge courbée à manche 

 d'ébonite, dont les deux bouts plongent dans le mercure. Pendant 

 rexpérimentation, la température du laboratoire devra être mainte- 

 nue à 18°. 



