294 



SOCIETE DE BIOLOGIE 



à cette réaction toute trace d'oxygène disparaît et nous avons une 

 atmosphère absoiument libre d'oxygène. 



Construction de Vappareil. — Tout ce qui est nécessaire est une boîte 

 ronde, en fer-blanc (175 millimètres X 125 millimètres); on adapte un 

 robinet au couvercle. L'asbeste au palladium à 50 p. 100 (0,25 gr.) est 

 placé dans une capsule de toile métallique en cuivre et attaché au cou- 

 vercle immédiatement sous le robinet. On rend la boîte imperméable à 



l'air en mettant de la terre à modeler (plas- 

 ticine) dans la rainure du bord supérieur de 

 la boîte (voir fîg. 1). 



Mode d'emploi. — 1. Placer les tubes ense- 

 mencés dans la boîte. 



2. Remplir la rainure de la boîte avec de la 

 terre à modeler. 



3. Chauffer le sachet métallique au bec 

 Bunsen et fermer immédiatement la boîte en 

 pressant fortement le couvercle. 



4. Relier le robinet générateur d'hydro- 

 gène et faire passer le gaz dans la boîte 

 jusqu'à ce que l'appareil redevienne froid 

 (quinze à vingt minutes). 



5. Avant de mettre la boîte dans l'étuve, 

 veiller à ce que le couvercle soit bien luté 

 pour que l'appareil reste imperméable à 

 l'air. 



6. Quand on veut se servir de l'appareil 

 pour faire des cultures en gélatine, il suffît 

 d'y placer un mélange réfrigérant en même 

 temps que les cultures. 



7. Cette méthode peut trouver une appli- 

 cation plus simple encore. On n'a qu'à munir 

 un ballon d'Erlenmeyer d'un bouchon en 

 caoutchouc préparé selon la figure 2. 



Résultat pratique. — Avec notre appareil il est très facile d'obtenir 

 des cultures pures d'anaérobies sur la surface des milieux ordinaires. 

 Un tube de gélose incliné, ou ce qui est préférable de gélose-sérum 

 incliné, est ensemencé avec de la sérosité ou du pus provenant direc- 

 tement de la plaie, sans chauffage préalable, et sans autre traitement 

 quelconque; dans les vingt-quatre à quarante-huit heures on obtient; 

 par exemple, des colonies du B. xrogenes capsulalus ou du vibrion sep- 

 tique bien développées. 



Avantages de la méthode. — 1. La méthode est très simple et rapide; 

 l'opération est achevée en vingt minutes. 



FiG. 2. — A. Robinet. — 

 B. Asbeste au palladium. — 

 E. Toile métallique en cui- 

 vre. 



