)84 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Mesures de résistance par les décharges de condensateurs, 



AU MOYEN d'un MILLIAMPÈREMÈTRE SENSIBLE, 



employé comme galvanomètre balistique. 

 (Recherches préliminaires a l'étude d'un procédé de détermination 



DE LA CURONAXIE CHEZ l'hOMME), 



par G. Bourguignon. 



1, Dans une série de recherches antérieures, j'ai montré que, 

 jusqu'à présent, il n'y avait aucun procédé satisfaisant de mesure de la 

 chronaxie chez Fhomme, à cause de la difficulté d'opérer sur une 

 résistance constante. Cette difficulté, d'ailleurs, n'existe plus dans la 

 mesure du temps utile, mesure que L. Lapicque a donnée avec le 

 courant continu (1), et que j'ai donnée (mesurée en valeur de RC) avec 

 les condensateurs (2). 



2. N'ayant pu résoudre la difficulté de connaître ou de corriger la 

 résistance du circuit de décharge du condensateur, par la mesure des 

 résistances avec le courant continu, j'ai pensé à employer pour la mesure 

 de la résistance les décharges de condensateurs elles-mêmes. 



Le milliampèremètre à cadran, très sensible (trois mA en ISO divi- 

 sions), dont je dispose, fonctionne parfaitement en galvanomètre balis- 

 tique, à condition de ne pas employer plus de 50 divisions. 



J'ai donc commencé par l'étalonner en balistique. 



Une bobine induite de 3.300 co a été étalonnée en quantités avec le 

 galvanomètre balistique de la Faculté des Sciences de Rennes, que M. Mo- 

 reau, professeur de Physique, a obligeamment mis à ma disposition. 



Connaissant l'intensité du courant inducteur et la résistance de 

 l'induit, j'ai calculé le coefficient a par la formule : 



ce qui permet de connaître Q avec l'intensité inductrice et la résistance 

 induite choisies, prises très voisines, d'ailleurs, de celles qui existaient 

 à la Faculté des Sciences lors de l'étalonnage de la bobine. 



Il est alors facile de calculer à combien de microcoulombs correspond 

 une division du milliampèremètre. La résistance du circuit induit «est 

 constituée par la résistance de la bobine (3.300 oj), celle du milliampère- 

 mètre (150 oj) et une résistance étalon. La mesure est faite successive- 

 ment avec l'onde de fermeture et l'onde d'ouverture : une division vaut 

 4 me. 



(1) L. Lapicque. Académie des Sciences, 22 novembre 1915. 



(2) G. Bourguigûon. Académie des Sciences, 14 février 1916. 



