586 



SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



sivement le galvanomètre dans chaque branche de la dérivation, les 

 déviations sont inversement proportionnelles à la résistance de chaque 

 branche; on ajoute ou on retire naturellement une résistance é^ale à 

 celle du galvanomètre dans chacune des branches, suivant qu'il n'y est 

 pas ou qu'il y est. 



CAPACITÉS 



VOLTAGE 



PREiMIÈRE 



BRANCHE 



DEUXIÈME 



BRANCHE 



RÉSISTANCE 

 prise comme 



INCONNUE 



RÉSISTANCE 

 CALCULÉE 







R 



A 



R 



A 







4 mf. 



32 V. 



5.000 co 



16 



5.000(0 



16 



5 . 000 a) 



5.000 W 



Id. 



Id. 



10.000 



5,5 



2.000 



26,5 



UO.OOO 

 1 2.000 



^9.600 

 ^2.070 



Id. 



Id, 



2.000 



16 



2.000 



16 



2.000 



2.000 



L'erreur maxima est de 4 p. 100. 



L'approximation est très bonne pour les mesures physiologiques. 



4. En remplaçant les résistances métalliques par des résistances liquides 

 impolarisables au SO^ Cu et Cu, on constate qu'elles se comportent comme 

 des résistances métalliques. 



5. Le circuit étant fermé sur les électrodes impolarisables en Ag et 

 AgCl que j'ai proposées pour l'homme (1) placées dans un vase conte- 

 nant une solution de NaCl à 9 p. 1.000, le circuit se comporte comme un 

 circuit purement métallique. Elles n'introduisent donc aucune capacité 

 appréciable. Il faut seulement veiller à les maintenir égales en les faisant 

 traverser alternativement par des décharges égales et de sens contraire. 

 Si on ne prend pas cette précaution, les premières expériences se com- 

 portent bien, mais ensuite il se produit une capacité de polarisation qui 

 va en augmentant. Alors le galvanomètre traîne et les déviations sont 

 plus faibles qu'elles ne devraient l'être. 



Conclusions. — 1° Il est possible de se servir d'un milliampèremètre 

 comme balistique, à condition de ne faire usage que d'un instrument 

 particulièrement sensible et de ne l'employer que dans certaines limites 

 déterminées par l'expérience. 



2° On peut, dans ces conditions, faire, avec une erreur d'environ 

 4 p. 100, des mesures de résistances avec des décharges de condensateurs. 



(1) Comptes rendus de la Soc. de Biologie, 15 juin 1913 et Soc. franc. d'Elec- 

 trothérapie, juin 1913. 



