640 , SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



Les résistances employées sont des résistances liquides impolarisables et 

 sans self (Cu et SO*Cu.) 



Le sujet est mis en-série avec une résistance de 2.000 o) à 5.000 w et même 

 iO.OOO (•) suivant les régions. L'ensemble du sujet et de cette résistance est 

 monté en dérivation. La résistance en dérivation est de 10.000 ">. 



La résistance réduite varie de 5.000 (o à 7.000 w environ. 



On ajoute dans le circuit, entre la source et la dérivation, 4.000 w. 



La résistance totale varie donc entre 9.000 w et 11.000 w. 



Cela permet d'appliquer le coefficient de L. Lapicque pour mesurer la 

 chronaxie : T = RCX0,37, le coefficient s'appliquant lorsque la résistance est 

 d'environ 10.000 w. 



Avec ce montage, on cherche le seuil en voltage, avec un courant 

 continu, en laissant passer le courant le moins de temps possible. Cela 

 donne la rhéobase. Pour les muscles et nerfs normaux, on peut la cher- 

 cher avec la décharge d'une grande capacité, de 40 à 30 mf. On trouve 

 une rhéobase très sensiblement égale à celle que donne le courant con- 

 tinu. Exemple : 



RHÉOBASE (voltage) 



en courant continu avec 50 mf. 

 Biceps 25 V., 26 V., 25 v. 26 v., 27 v. 



On mesure ensuite la résistance de la branche du sujet avec le voltage 

 de la rhéobase, par le procédé des condensateurs. Puis on double le 

 voltage pour chercher la capacité correspondant à la chronaxie. 



Une nouvelle mesure de résistance avec ce voltage permet de corriger 

 la résistance de la branche du sujet si elle a varié. 



Enfin, le galvanomètre étant exclu, on cherche la capacité qui donne 

 le seuil avec ce voltage double. Cette capacité, multipliée par la résis- 

 tance du circuit et le coefficient 0,37, donne la chronaxie. On peut appli- 

 quer, en première approximation, ce coefficient à l'homme, dans les 

 conditions de circuit indiquées. 



En cherchant le temps utile avec le même montage, la capacité du 

 temps utile est 100 fois plus grande que celle de la chronaxie. Le coef- 

 ficient de 0,37 ne s'applique plus. 11 faut employer pour le temps utile 

 le coefficient 0,037 : on trouve des valeurs du temps utile qui sont du 

 même ordre que celles que L. Lapicque a trouvées avec le chronaxi- 

 mètre, et qui sont 10 fois plus grandes que celles que Ton trouve pour 

 la chronaxie. 



Remarque. — Il est bon de fixer la petite électrode par une bandelette 



