332 P. A. Øyen. 



Den sikkerhed, som hypsometret frembyder, gjør det ihøi grad 

 skikket saavel til maaleapparat som til kontrolinstrument ; dets 

 enkle sammensætning og den lethed, hvormed det uforstyrret 

 kan transporteres, bidrager i høi grad til at forøge dets værd 

 for den reisende naturforsker. Imidlertid kommer selv med 

 hypsometret høidemaalingen til at sluge forholdsvis meget af 

 tid for den, hvem andre ting og andre fænomener egentlig er 

 gjenstand for undersøgelse. Her indtager aneroidbarometret sin 

 rette plads. Og med et godt aneroidbaro meter kan man vist- 

 nok klare sig meget langt. Men her kommer igjen den store 

 ulempe til, at de allerfleste maa lade sig nøie med mindre 

 gode, ja endog tildels slette instrumenter. Jeg har saaledes 

 selv i flere aar arbeidet med aneroidbarometre erholdt tillaans 

 dels af Det meteorologiske institut og dels af Den geologiske 

 nndersøgelse — ingen af disse instrumenter har gjort fuldt til- 

 fredstillende tjeneste, ja de er endog i sikkerhed overtruffet 

 af et mindre lommeaneroid, som jeg selv har anskaffet. Det 

 er med dette sidstnævnte instrument, jeg i de sidste aar har 

 udført en hel række maalinger, der viser, at man kan naa til 

 temmelig gode resultater selv med et instrument, der ikke 

 netop kan betegnes at være af første sort. Men det gjælder 

 her i særlig grad, at man ikke gaar træt ved at foretage 

 maalinger gjentagne gange og ved at indføre i observations- 

 rækken et rigeligt antal kontrolmaalinger. For beregningen 

 af det store antal maalinger, man paa den maade meget hur- 

 tig erholder, er det nødvendig med tabeller at indrette sig 

 paa en saavidt praktisk maade som mulig, for at de mange 

 beregninger ikke skal sluge alt for megen tid. 



Er man saa heldig at være i besiddelse af et virkelig godt 

 aneroidbarometer, vil man kunne udføre maalinger med dette 

 instrument forholdsvis meget nøiagtig, temmelig sikkert og, 

 hvad der spiller en betydelig rolle, meget hurtig. Det 

 bliver i dette tilfælde ogsaa af betydning at tage hensyn til 

 enkelte, mindre fremtrædende faktorer, saasom tyngdens til- 

 vekst med bredden og aftagen med høiden for eksempel. 

 Men i foreliggende tilfælde, da kun spørgsmaalet om nyttig- 

 gjørelsen af maalinger udført med de her i landet almindelig 

 brugte aneroider foreligger, kan flere saadanne, smaa bifaktorer 

 sættes fuldstændig ud af betragtning — dette saa meget mere 

 som aneroidbarometret, ifølge det foregaaende, først finder sin 



