SBANCK DU 6 ,IUTN 41 



et le pouvoir pathogène mais dernièrement Schuster n'a pu arriver à la 

 même conclusion. D'après nos expériences, il semble bien, en effet, que 

 la propriété de donner des hémolysines soit complètement indépen- 

 dante du pouvoir pathogène. 



[Laboratoire du Professeur Meichnikoff^ Institut Pasteur.) 



Uréomètre pour le dosage des petites quantités d'urék 



PAR l'hYPOBROMITE DE SOUDE (sÉRUM, LIQUIDE CÉPHALO-RACHIDIEN), 



par W. Mestrezat. 



L'opportunité du dosage des petites quantités d'urée par l'hypobro- 

 mite de soude a fait ici même l'objet d'opinions contradictoires (Grigaut 

 et Brodin ; Moog; Ambard; Grimbert et Laudat). 



J'ai eu l'occasion de reprendre la question (1) et mes conclusions con- 

 firment, dans l'ensemble, celles de MM. Grimbert et Laudat. Contrairement 

 à ce qui a pu être dit, les faibles doses d'urée se prêtent aussi bien que les 

 pourcentages plus élevés au dosage par rhypobromite, la réaction est même, 

 dans leur cas, plus complète, en raison de l'excès de réactif. Des résultats 

 différents ne s'expliquent que par l'insuffisance de la technique ou des appa- 

 reils employés, en particulier, par un manque d'agitation. 



De fait, la détermination précise des petites quantités d'urée, de l'ordre 

 de celles que l'on rencontre dans les humeurs de l'économie, l'urine 

 exceptée, relève d'une façon étroite des moyens mis en œuvre pour 

 faciliter la réaction de l'hypobromite sur l'urée et assurer un dégage- 

 ment intégral de l'azote libéré. Sans pouvoir rentrer ici dans le détail 

 des faits, qu'une meilleure connaissance du mode de réaction de l'hypo- 

 bromite sur l'urée a permis de préciser, les conditions qu'il convient 

 essentiellement de remplir dans le cas qui nous occupe (liquides 

 pauvres) peuvent se résumer dans les propositions suivantes : dilution 

 minima de la prise d'essai (ce qui fait rejeter l'emploi de nombreux 

 uréomètres à eau) ; — agitation suffisamment énergique et suffisamment 

 prolongée; — emploi du mercure (agitation et catalyse); — lecture 

 facile et précise, dans des conditions de température rigoureusement 

 déterminées (divisions suffisamment espacées ; immersion de tout l'ap- 

 pareil dans l'eau) ; etc. 



Les modèles d'uréomètres rencontrés dans le commerce ne satisfont, 

 en général, que d'une façon imparfaite aux conditions précédentes, 



(1) Journal de Phannacie et de Chimie^ numéro de juillet. 



