4!2 



SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



indispensables cependant à un dosage convetiable (exactitude el con- 

 stance des chiffres). 



C'est pour répondre à ces nombreux desiderata c\ue f ai fait construire 

 l'appareil ci-contre, spécialement destiné à la détermination des petites 

 quantités dhirée. 



Description de Vappareil. — Cet appareil est essentiellement ca- 

 ractérisé, par les dimensions particulièrement réduites de sa cham- 

 bre gazométrique (3 ce); l'écartement des divisions, ce qui per- 

 met une lecture au 1/50^ de degré, et même, dans une 

 certaine mesure, au J/'100'=; mais surtout par l'existence 

 d'un secon.d robinet, dit robinet d'agitation^ grâce auquel 

 cette partie de l'opératioh, très longue, mais tout à fait 

 capitale, dans le cas de liquides pauvres, devient réellement 

 pratique et possible. 



Opération. — L'appareil étant tenu renversé, on le remplit de 

 mercure par rextrémité B, le robinet a étant fermé; puis, le 

 retournant sur le mercure, on y introduit successivement par 

 l'entonnoir A: 4 c. c. de liquide à titrer, 2 c. c. d'eau pour le 

 lavage, 5 c. c. d'hypobromite (formule d'Yvon). — Le premier 

 dégagement d'azote terminé, on ferme le robinet b et procède à 

 l'agitation. Celle-ci est constituée par trois on quatre séries de 

 vingt retournements complets et brusques de l'appareil 'sur lui- 

 même, suivant qu'il s'agit d'une dose d'urée supérieure ou infé- 

 rieure à 50 centigrammes par litre. 



Entre chaque série d'agitation, les gaz sont détendus sur le 



mercure. — Le volume d'azote n'augmentant plus, on porte 



l'appareil sur l'eau d'une éprouvette d'un litre, puis, ouvrant le 



robinet b et immergeant complètement l'appareil, on laisse la diffusion des 



liquides se faire et la température s'homogénéiser. Entre chaque opération, 



l'appareil est nettoyé à l'acide azotique dilué et lavé à l'eau. 



Correction et calculs. — Du volume lu ci-dessus, il convient de défal- 

 quer ce. 06, qui représentent l'oxygène apporté par les 5 ce d'hypo- 

 brodite (Yvon, Grimbert et Laudat, Mestrezat). Les calculs porteront 

 donc sur les chiffres ainsi corrigés et se feront facilement, en se servant 

 de la formule suivante : 



grammes d'iirée par litre =Vt'^"' X (H — F) mmgr., Hg. X ^^ 

 (pour une prise de 4 C c) dans laquelle n est une constante que Ton 



, 1 r' . , , ■ , ( 0,00125 X 535\ 



peut calculer pour chaque température n = — — — ' 



^ ^ ^ ^ \' (14-a<)760 



Résultats. — ■ Il est presque inutile d'ajouter qu'avec cet appareil spé- 

 cialement adapté au dosage des petites quantités d'urée, les résultats 



