SÉANCE DU 43 JUIN 77 



11 esl fort possible qu'il y ait encore, dans les catégories admises 

 (réflexes cutanés tout au moins, sinon réflexes tendineux, et surtout 

 réactions de défense), des données tout à fait hétérogènes. 



Aussi serait-il d'un grand intérêt, à cet égard, de préciser la nature et 

 les mécanismes des diverses réactions normales et pathologiques et de 

 déterminer, en particulier, le temps de latence de toutes ces réactions, 

 donnée entièrement négligée par les neurologistes. véf| 



■/\'-' 



i..-. 

 Nouveau procédé facilitant la mesure de la pression sangui 

 chez les animaux, 



par H. Magne. 



Tous les physiologistes savent avec quelle fréquence toujours gênante 

 ies coagulations viennent parfois interrompre les tracés manométriques 

 lorsque l'on opère par les procédés habituels. Les solutions anticoagu- 

 lantes employées réussissent plus ou moins bien, elles ont de plus 

 l'inconvénient d'être très toxiques pour les animaux et elles provoquent 

 des troubles quand, par suite d'une baisse de pression, une certaine 

 quantité de liquide vient à pénétrer dans les vaisseaux. Cet accident est 

 surtout à redouter, de même que les coagulations, avec les sujets de 

 petite taille. 



Nous sommes parvenu à éviter ces deux inconvénients de la manière 

 suivante : 



On mélange au mortier une partie de gomme adragante en poudre à 

 dix parties d'oxalate neutre de soude, on ajoute de l'eau de manière à 

 former une pâte mucilagineuse de consistance semi-fluide. Cette prépa- 

 ration est introduite par aspiration dans les canules et on en recouvre 

 les parois d'une couche assez épaisse. Il est facile, en un quart d'heure, 

 d'en garnir une vingtaine que l'on fait sécher à l'étuve à 100 degrés et 

 qui seront ainsi toujours prêtes pour l'usage (1). 



Cette petite opération préliminaire permet de n'employer pour charger 

 le manomètre qu'une solution anticoagulante faible aucunement 

 toxique : sérum artificiel additionné de 3 p. 1.000 d'oxalate de soude. 



Le fonctionnement se comprend de lui-même : le sang se décalcifie 

 aussitôt son arrivée dans la canule au contact du mucilage, qui se désa- 

 grège lentement; l'oxalate de soude, peu soluble et surtout lentement 



(i) La canule employée peut être d'un modèle quelconque. Celle de 

 François-Franck esl particulièrement commode. La tubulure qui va au 

 manomètre doit être large et le bec à introduire dans le vaisseau aussi court 

 4iue possible. 



