330 



SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



on excentre la platine e et, à l'aide d'un support quelconque, on photographie 

 directement l'objet maintenu au niveau de l'axe d'oscillation. Le tambour f 

 permet de faire osciller toute la partie B de l'appareil de part et d'autre de la 



verticale. L'amplitude du 

 mouvement varie selon les 

 besoins et l'angle choisi peut 

 être conservé à l'aide de la 

 vis conique e. 



Partie oscillante B. — Elle 

 se compose d'un pivot tour- 

 nant dans b et percé en son 

 centre de part en part, ce 

 qui permet de repérer, à 

 l'aide d'une broche spéciale, 

 l'axe d'oscillation et de ra- 

 mener à son niveau la pla- 

 tine c. Un plateau /* sup- 

 porte le microscope fixé par 

 la vis j, la vis i permet un 

 centrage parfait lorsqu'on 

 emploie de forts grossisse- 

 ments. Le plateau h peut se 

 rapprocher de la platine c 

 suivant le modèle de mi- 

 croscope employé. Ce réglage 

 est fait une fois pour toutes, 

 de manière à laisser le jeu 

 nécessaire entre la platine 

 fixe du pied A qui reçoit la 

 préparation, et la platine 

 du microscope, inutilisée et 

 participant au mouvement 

 d'oscillation de JB. Sur la 

 tige k coulisse- la chambre 

 photographique à long tirage 

 de format 9 X 12, pouvant 

 admettre, à l'aide d'intermé- 

 diaires, les châssisstéréosco- 

 piques des formats usuels. 



Fonctionnement. — On peut se servir de l'appareil pour faire de la 

 microphotographie simple aux plus forts grossissements comme avec 

 tous les appareils verticaux. Pour obtenir des vues stéréoscopiques, il 

 n'y a aucun avantage à dépasser 150 diamètres et la plupart du temps on 

 opère avec des grossissements beaucoup plus faibles. Mais il ne faut pas 

 perdre de vue que, pour rester centré lors des deux poses successives 

 sous un angle déterminé, l'objet doit se trouver dans Taxe de rotation. 

 On Ty amène à l'aide de la vis d qui sert à descendre la platine c de 



