SÉANCE DU 17 OCTOBRE 



483 



d'employer plus de 20 volts. Voulant aller jusqu'à 200 volts, j'ai employé 

 le dispositif suivant : 



Battorlo clo20av. 



.JL 



^^ 



Collecteur double. 





Ota/j^tiiin^ 



FiG. \. — Schéma de montage du réducteur de Lapicque 

 pour la mesure du voltage de à 200 volts. 



(A) Ampèremètre pour mesurer I dans le réducteur. On peut le mettre dans ou 

 hors circuit avec le commutateur à fiche. 

 (V) Voltmètre qu'on peut mettre hors circuit. 



F. Fiche qui fait passer le courant directe.ment quand elle est mise. Quand la 

 fiche n'y est pas, la boîte de résistance est dans le circuit. 



A. l<=r collecteur au 1/20 du réducteur. — B. 2'' collecteur au 1/200. — C. Collec- 

 teur de la boîte de résistance. 



Le schéma ci-dessus montre que dans l'emploi simple des réducteurs 

 la différence de potentiel à l'origine du circuit d'utilisation est nulle 

 lorsque les curseurs de deux rhéostats sont au 0, le fil qui réunit les 

 deux portions du réducteur ayant une résistance nulle. 



Pour employer le réducteur à la graduation du voltage de à 

 200 volts, j'ai employé le dispositif suivant : 



La batterie de 200 volts (100 accumulateurs) est divisée en portions 

 de 10 accumulateurs (20 volts) réunies à un collecteur double qui 

 permet de prendre comme source de à 200 volts par fractions de 

 20 volts. Le premier groupe de 10 accumulateurs est divisé en un 



