484 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE 



groupe de 5 accumulateurs et 5 accumulateurs qu'où peut prendre 

 individuellement, de sorte qu'on peut prendre de 2 à 10 volts, par frac- 

 tions de 2 volts pour les besoins de la physiologie expérimentale. 



Le collecteur double a, sur le collecteur simple, l'avantage de permettre 

 de prendre l'un quelconque des groupes de 10 accumulateurs, ce qui 

 assure leur usage égal. 



D'autre part, une boîte de 9 résistances sans self, avec un collecteur, 

 permet d'intercaler successivement en série ces 9 résistances entre les 

 deux portions du réducteur de potentiel. Chacune de ces résistances est 

 rigoureusement égale à la résistance totale du réducteur. 



Il suffit alors au fur et à mesure que l'on veut augmenter le voltage, 

 d'ajouter en même temps 10 accumulateurs à la source et une résistance 

 intercalaire. Dans ces conditions, la différence de potentiel entre les 

 deux portions du réducteur n'est plus nulle, mais égale au produit RI. 

 Or I reste constant dans le réducteur, puisque, pour chaque addition 

 de 20 volts, R augmente d'une quantité égale. Avec 40 volts et une 

 résistance ajoutée, cette différence de potentiel est de 20 volts; avec 

 60 volts et 2 résistances, elle est de 40 volts et ainsi de suite. 



Il en résulte que la différence de potentiel à l'origine du circuit 

 d'utilisation, lorsque les deux curseurs sont au 0, est successivement de 

 20 volts, puis de 40 volts, etc. On disposera donc toujours de 20 volts 

 divisibles au moyen des collecteurs. On graduera donc de à 200 volts 

 par 1/10 de volt avec le petit collecteur B et par volt avec le grand col- 

 lecteur A. 



Ainsi, avec 20 volts, sans résistance ajoutée, on graduera de à 

 20 volts. Piiis on mettra 40 volts. Au 0, la différence de potentiel n'est 

 plus nulle, mais égale à 20 volts et on graduera de 20 à 40 volts. Puis on 

 mettra 60 volts et 2 résistances. Au 0, la différence de potentiel est de 

 40 volts et l'on gradue de 40 à 60 volts, toujours par volt et par 1/10 de 

 volt. 



Ce dispositif, très simple, permet donc d'employer le réducteur de 

 potentiel de L. Lapicque, qui est un véritable potentiomètre, pour 

 n'importe quel voltage, à condition de l'employer à voltage variable, 

 résistance variable et intensité constante. 



II. — Interrupteur. Trieur d'ondes pour le courant induit. Pour appli- 

 quer facilement la méthode de mesure relative de la vitesse d'excitabilité 

 parle courant induit, que j'ai publiée avec H. Laugier, j'ai fait faire 

 par la maison Boulitte un interrupteur qui permet, avec une seule 

 manœuvre, d'ouvrir ou fermer successivement deux circuits indé- 

 pendants (voir fig. 2). 



Un vase métallique contient du mercure. Un piston creux en ébonite 

 flotte, au repos, sur le mercure. 



Le piston creux, ouvert à sa partie inférieure, est fermé en haut par 



1 



